[27] Bolometrische Untersuchung etc. 171 



Indem ich auf die Formel 

 . ^ E.g. 0,24 • w^ (W2 Ws-}- w^^) (i^ — ^ 2) ^^.^^ 

 ^ F.h-N' 



verweise, erhalte ich z. B. aus den Messungen vom 30. L, 

 wo Q = 1 S.K ist, Folgendes: 



F-N' ' ' 



ii _ ^2 = 1^408 . 10-^ vgl. Formel S. [23]. 

 i^ = 7,592. 10-8 Amp. 

 also h = 0,000 3369. 



Aus den übrigen Angaben erhielt ich für h folgende 

 Werthe: 



Am 10. Februar wurden analoge Beobachtungen mit 

 dem älteren Flächenbolometer (a) gemacht, welches auch 

 zu verschiedenen Strahlungsversuchen benutzt worden war. 



Maganinwiderstände : Bolometerwiderstände : 



^Vl = 3,1479 ß + 0,005 ß Zultg. tv-2 = 3,1578 ß + 0,005 Q Z. 

 Wi = 2,6233 ß + 0,002 i2 „ % = 2,6382 Q 



Rheochord 0,4367 -2. Kupferdraht 0,0969 ß. Der Queck- 

 silbercontact stellt sich auf 29, sodass w^ = 0,1922 £2, 

 Wq = 0,2445 Q ist. tvg = 6,055 i2. 



