[29] Bolometrlsche Untersuchung etc. 173 



Resultat: q = 0,2 S.R h = 0,0003285 

 = 0,3 „ = 0,000 3326 



= 0,4 „ =0,000 3484. 



Mittelwerth: h == 0,0003365. 



Bei Verwerthung der Beobachtungen vom 11. April sind 

 die Correetionen wieder berücksichtigt. Bolometer (6). 



Maganinwiderstände : Bolometer widerstände : 



Wi = 3,4432 S2 + 0,005 ß Z. tv^ = 3,4140 ii + 0,005 ß Z. 

 w^ = 3,3829 ß tv-i = 3,3837 ß. 



Kupferdraht 0,0969 Si; Rheochord = 0,4367 ß; Quecksilber- 

 eontact steht auf 34; ^5 = 0,1396 ß; tv^ = 0,2961 ß. 



Also Wi = 3,4735 i>l\ W = 47,263 ß; w^ = 6,055 ß; 



W2= 3,4728 ß; ^ = 13,5« C; r = 3,5226 ß, 



F' = 6504; B = 2,04 Volt; (E = 4,42 • 10-^^ ^^^p . ^ ^ gsec^ 



thatsl. Ausschl. 



Für Q = 0,1 S. E. = 0,0943 ß 18,5 Scltl. /^ = 0,000 3447 



0,2 „ =0,1887 „ 37,0 „ =0,0003438 



0,3 „ =0,2830,, 54,5 „ =0,0003491 



0,4 „ =0,3774,, 73,0 „ =0,000 3465. 



Mittelwerth : h = 0,000 346. 



YII. Theorie des Yersuches mit Wechselstrom. 



Die letzten Hilfsbeobaeh- 

 tungen unterscheiden sich von 

 den früheren wesentlich da- 

 durch, dass hier bei constantem 

 Stammstrom die Erwärmung der 

 Bolometerzweige mit Wechsel- 

 strom geschieht, dessen er- 

 wärmende Wirkung aus der 

 „effectiven" Potentialdifferenz 

 berechnet wird, welche an einem 

 graduirten Hitzdrahtvoltmeter 

 (H) von Hartmann & Braun 

 abgelesen wird. Die Ablesung 

 Fig. 8. ist also ohne weiteres für die 



Ä/t, 



