174 



Dr. Karl Schoeps, 



[30] 



Reehnimg zu verwerthen. Die Schaltung wurde so arrangirt, 

 wie Fig. 8 und 9 zeigen. Lageplan Fig. 10. 



Ti und r'2 sind Manganinwiderstände im Petroleumbade, 



^3 ist das Bolometer (b), 

 das durch den Wechselstrom 

 erwärmt wird. 



Die einzelnen Zweige 

 dieses Bolometers seien wie 

 oben Wi, w^, tv-^, iv^\ dann 

 liegt zwischen w^ und w-^ 

 wieder ein Rheochord {B}i{) 



mit nehengeschaltetem 

 Kupfer draht, um die Bolo- 



^aiDBxUlj 



Fig. 10. 



meterzweige abzugleichen, 

 damit kein merklicher Theil 

 des Wechselstromes durch 

 die übrigen Theile geht. Das 

 geschieht mit dem neuen 

 Galvanometer nach Du Bois & 

 Rubens, r^^ ist das Bolometer 

 (a), bei dem die Verbindung 

 zwischen den Zweigen W\_ 

 und ^^3, die sonst durch 



Rheochord geschah, durch einen gänzlich zu vernachlässigen- 

 den 2 mm dicken, 10 cm langen Kupferdraht hergestellt ist. 

 Zur Abgleichung der grossen Brückenschaltuug ist zwischen 

 r, und r2 ein Rheochord {ß}i^ mit Kupferdraht im Neben- 

 schluss eingeschaltet. 



