[33] Bolometrische tJntersucliUng etc. 177 



Rheochord (Rhi) 50 cm langer Platindraht = 0,4307 ß, 



Kupferdraht =- 0,0969 ii. Quecksilbereontact steht auf 27. 



Die Correctionen angebracht. 



n = 3,4353 Sl F= 50 S. E. + 0,112 ^2 Zuleit. + 0,08 Si Corr. 



Vi = 2,8727 ,, = 48,399 i2; N" = 6067,9; Wg = 6,059 SL 



r, = 3,4927 „ 



n = 2,9275 „ 



Die Zweige des Bolometers (6) sind: 

 Wi = 3,4219 ß. Rheochord (B\) 50 cm langer Platindraht = 

 W2 = 3,4439 „ 0,4367 ß; Kupferdraht = 0,082 ß; Queck- 

 10^ = 3,4159 „ silbercontact steht auf 25,5; Zuleitung zum 

 ^4 = 3,4349 „ Rheochord = 2x0,0025 i2. Zuleitungen 

 zwischen a und ,3 = 0,192 ^2 ; r'g = 3,539 i2. Der Werth 

 der Klammer in der Gleichung für dr^ ist 3,4105. Stamm- 

 strom : E = 2,03 Volt. Empfindlichkeit des Galvanometers : 

 e == 4,24 10-10 ^jnp . j _ gseo. 2^ ^ 3 4 qcni 



Till. Beobaclitungen. 



Sämmtliche Apparate sind mit Watte und wollenen 

 Tüchern bedeckt. Der Stammstrom wird bei geschlossenem 

 Hauptgalvanometer und 5000 S.E. geschlossen, dann durch 

 Herabsetzung des Widerstandes auf 50 S. E. erhöht. Während 

 ich selbst damit beschäftigt war durch Verschiebung des 

 Quecksilbercoutactes auf Rhi die Scala im Gesichtsfeld zu 

 behalten, glich ein zweiter Beobachter ebenfalls durch Ver- 

 schiebung auf EJii das Bolometer (b) ab. Danach wurde 

 von demselben durch Umkippen des Bügels eines sechs- 

 napfigen Unterbrechers die Wechselstromleitung zwischen 

 a und ß geschlossen. Der Wechselstrom selbst wird damit 

 nicht geschlossen, weil störende Thermo- oder Peltierströme 

 aufgetreten wären, die leicht ausserhalb des zu erwärmenden 

 Bolometers auf den Hauptstrom und damit auf das Mess- 

 instrument hätten einwirken können. Deshalb wurde der 

 Wechselstrom beim Eintritt in das Zimmer durch einen 

 Hebelunterbrecher geschlossen, und dann von ihm das ge- 

 wünschte Quantum abgezweigt, cf. Fig. 10. 



Zeitschrift f. Naturwiss. Bd. 72, 1899. 12 



