180 Dr. Karl Schoeps, [36] 



den Thatsaclien bis auf den oben mit / bezeichneten kleinen 

 Ausschlag- ein klares Bild geben. (NB. Die „statischen" 

 Einflüsse machen sich deutlich erst im Winter bemerkbar, 

 wo wegen der Austrocknung der Apparate alles isolirt.) 

 Aufstellung wie am 18. Juni; Röhre „iVi". 

 Bei 30^*'° Bestrahlung 



Ca ohne Blei — 8,9 Scltl. mit Blei — 4,0 Seltl. 

 — 8,5 — 4,1 



— 10,0 — 4,2 



— 9,0 Mittel — 4,1 



— 9,8 Wandern — 0,0. 



Mittel - 9,2 

 Wandern — 0,3. 

 Also Röntgenstrahlen Wirkung : 8,9 — 4,1 = 4,8 Scalentheile. 



Nachdem ich in verschiedenen Nächten versucht hatte 

 durch Variiren der Schaltung den Einfluss festzustellen, der 

 entweder auf das Galvanometer selbst oder auf den ganzen 

 Stromkreis durch irgend welche Inductions- oder andre 

 electrische Wirkungen ausgeübt wurde, befasste sich in der 

 Nacht zum 4. Januar 99 Herr Prof. Dorn selbst mit der 

 Feststellung dieser störenden Einflüsse und kam zu folgen- 

 dem Resultat : i) 



Es existirt keine merkliehe Inductionswirkung des 

 Magnetismus und des Accumulatorenstromes auf die Apparate; 

 dagegen finden eleetrostatisehe Ladungen des Bolometerkastens 

 und damit des ganzen Stromkreises statt, die nicht genügend 

 abgeleitet sind. Diesen Uebelstand beseitigte Herr Prof. Dorn 

 fast vollständig dadurch, dass eine symetrische Erdableitung, 

 nämlich von der Mitte eines hohen zum Galvanometer parallel 

 geschalteten Graphitwiderstandes hergestellt wird. An beiden 

 Enden und in der Mitte sind auf Stanniol Klemmschrauben 

 angebracht. Jede der beiden Hälften erhält durch Bestreichen 

 mit gutem Graphit einen Widerstand von 51000 i2. 



In der folgenden Nacht machte Herr Prof. Dr. Dorn 

 unter Benutzung der neuen Erdableitung Bestrahlungsversuche. 

 Bolometer (h) y\ Schaltung wie früher. 



^) Die BeobachtuDgen siüd mir von Herra Prof. Dr. Dorn gütigst 

 überlassen worden. 



