[45] Bolometrische Untersuchungen etc. 189 



XI. Rediictioii der Resultate. 



Bisher ist die Wärmemenge bestimmt, die von einem 

 Platinzweig von 4,2 qcm bestrahlter Fläche absorbirt wurde, 

 und zwar unter Annahme eines mittleren Werthes der 

 Temperaturerhöhung beider Zweige. Es sind noch folgende 

 Rechnungen anzustellen : 



1. Die ganze Strahlung der Röhre für eine Entladung 

 ist zu bestimmen. 



Da sich nach Röntgen die Intensität der Röntgenstrahlen 

 wenig mit dem Winkel zwischen Emissionsrichtung und Normale 

 der Antikathode ändert, so kann man die ganze Strahlung 

 der Röhre angeben, wenn man die mittlere Entfernung: 

 Antikathode — Bolometerzweige = B kennt. Annähernd 



ist dann — ^, — der Factor, mit dem das obige s zu multipli- 



ciren ist. F ist dabei, wenn das Bolometer um 6,5 o gedreht 

 ist mit cos 6,5 = 0,99 357 zu multiplieiren. 



2. Es geht, wie sich übrigens auch auf Radiographien 

 zeigt, durch die Platinzweige von 20 ,a Dicke eine gewisse 

 Menge von Röntgenstrahlen hindurch, die auf electrostatischem 

 Wege annähernd bestimmt wird. 



Zwischen zwei Zimmern war die ca. 40 cm dicke Wand 

 in einer Oeffnung von 40x90 cm durchbrochen, und das 

 Fenster durch dickes, mit einer Holztafel stabil gemachtes 

 Blei verschlossen. In der Mitte des Bleis und des Holzes 

 war ein kreisrundes Loch von 3,5 cm Durchmesser frei- 

 gelassen, das mit Aluminium von 0,1 mm Dicke bedeckt 

 war, und mit einer runden 2 mm dicken Bleiplatte von 

 4 cm Durchmesser verhängt werden konnte. In dem einen 

 Zimmer stand das früher benutzte Inductorium mit der 

 Röntgenröhre ca. 40 cm vom Blei entfernt, das durch die 

 Wasserleitung zur Erde abgeleitet war. Im anderen war 

 innerhalb eines eisernen Schutzkastens ein Electrometer von 

 Braun aufgestellt. Der eiserne Kasten (17,5 cm von der 

 Holzwand entfernt) und ebenso die noch vorgelegte Blei- 

 platte besassen einen kreisrunden Ausschnitt von 7,8 cm 

 Durchmesser, der mit Aluminiumblech verschlossen war. Die 



