190 Dr. Karl Schoeps, [46] 



eine Seitenwand des Kastens war durch eine Glasscheibe 

 geschlossen zur Ablesung- am Eleetrometer. Durch einen in 

 der Decke angebrachten drehbaren Paraffinstopfen führte ein 

 Kupferdraht, der zur Ladung des Electrometers diente, die 

 folgendermaassen ausgeführt wurde: 



Durch die Messingkugel des Electrometers ist ein Draht 

 aus gleichem Material gesteckt, der in ein Messingblech 

 (8x10 cm2) endigt, das in einer Entfernung von 12 cm dem 

 erwähnten Ausschnitt gegenüber steht. Durch Drehung des 

 Paraffinstopfens wurde nun der Kupfer- und Messingdraht 

 in Berührung gebracht, das Instrument geladen und die 

 Ladung bis zur gewünschten Spannung durch momentanes 

 Berühren des Kupferdrahtes mit einem Papierschnitzel herab- 

 gesetzt. Wird jetzt eine Bestrahlung des Messingbleches am 

 Eleetrometer vorgenommen, so besteht Folgendes: wenn C 

 die Capacität, V das Potential des Electrometers bedeutet, 

 so ist die entladene Electricitätsmenge CdV proportional 

 der Anzahl der Jonen ^dt, die in der Zeit dt beim Durch- 

 gang der Köntgenstrahlen durch die Luft entstehen und zwar 

 unter der Annahme, dass die „Röntgenluft" erschöpft werde. 

 Also CdV= — fsdt, wo /"der Factor für Proportionalität ist. 

 Es wurde immer eine bestimmte Electricitätsmenge entladen, 

 so dass C(Fo — Vx) = c ist, wo Fq — V^ die eonstante 

 Potentialabnahme bedeutet. Bei vorgelegter Bleiplatte 

 bekomme ich infolge der starken Penetration der Röntgen- 

 strahlen durch die Theile des Apparates die Entladung von 

 c in der Zeit ^j,; es geht also durch den ganzen Apparat 

 noch eine Spur hindurch; ich will setzen: ^^ ^^..^^ ti = c. 

 Wenn Aluminium vor die Oeifnung gelegt ist, setzt sich die 

 Wirkung aus der durch das Aluminium und durch die übrigen 

 Theile gegangenen zusammen , so das (^^^^ + ^^ ^^^.^J t-i =^ c 



c c 



ist. Daraus ist dann ^., 4-^. = ?-; ^a . = 7-; also 



AI. ' App. / ' App. f^-> 



~). Wir können also hiernach als Maass 



der Wirkung der Röntgenstrahlen bei gleicher Potential- 

 abnahme die reciproke Zeit nehmen. 



Am 29. Juni wurden folgende Messungen angestellt: 

 Röhre „iV^^"; Schlagweite 5,3 — 6,2 cm. Entladen wurde 



