104 Anzeigen. 
21/, Sgr. bis zu 1 Thaler gestellt. Eine vollständige Liste der ab- 
zugebenden Präparate wird später uachfolgen; vorläufig mache 
ich nur darauf aufmerksam, dass einige Präparate über die Para- 
siten der Cholera, der Blattern, des Typhus, der Rotzkrankheit, 
der Lungenseuche, der Masern, des Scharlachs, der amerikanischen 
Rinderpest, der Gattine der Seidenraupen, der Muscardine, des 
Wurstgiftes, des Syphilis, der Hundswuth, der Eierfäulniss u. s. w. 
vorräthig sind. Hallier. 
Die Mikroskope von S. Merz (Frauenhofer) in München. 
Seit einem Jahr im Besitz eines grossen Mikroskops aus der 
Werkstatt des Herrn Merz, bin ich gegenwärtig im Stande, einige 
Notizen über die Vorzüge desselben mitzutheilen. Das Stativ Nr. 
1 von Merz ist das beste Stativ, welches augenblicklich aus irgend 
einer Werkstatt hervorgeht. Es hat beträchtliche Vorzüge vor 
allen englischen, amerikanischen, französischen und deutschen Sta- 
tiven. Ich selbst besitze Mikroskope von Oberhäuser, Schieck, 
Zeiss und Beneche; ich hatte Gelegenheit, die Instrumente von 
Schröder, Hartnack, Kellner, Gundlach und Anderen 
zu vergleichen und kann nur dem Stativ von Merz den ersten 
Rang zuerkennen. Der grosse Tisch ist um die Vertikalachse 
vollständig, um die Horizontalachse in einem Winkel von etwa 
45° drehbar. Das ganze Stativ ist dunkelfarbig, ein Umstand, 
der Manchem vielleicht unbedeutsam scheinen wird, der aber bei 
der Arbeit selbst sehr stark in’s Gewicht fällt. Der starke Glanz 
mancher Stative ist bei allen feineren Untersuchungen eine ganz 
überflüssige Störung des Auges. 
Vortrefflich ist die Einstellung. Es ist leider fast überall 
der Brauch, die grobe Einstellung durch Verschiebung des Rohrs 
in einer aufgeschlitzten federnden Hülse zu bewerkstelligen. Das 
hat mehre grosse Nachtheile. Erstlich wird dadurch die Ein- 
stellung in der That eine recht grobe, zweitens gefährdet unvor- 
sichtiger Gebrauch dieser Einstellung sowol das Objekt als das 
System, drittens endlich setzt sich in der Hülse beständig Staub 
ab und beeinträchtigt die Beweglichkeit des Rohrs. Alle diese 
Uebelstände beseitigt Herr Merz auf sehr einfache Weise. Das 
Rohr ruht mit einem vorspringenden Ring auf dem Rand der 
Hülse, welche, um die Bewegung äusserst sanft zu machen, mit 
Barchent ausgefüttert ist, Die Hülse ist an einem horizontalen 
