Anzeigen, 105 
Hebelarm befestigt, welcher mittelst einer soliden Hülse an einer 
dreieckigen Säule senkrecht verschiebbar ist und durch Schraube 
und Trieb eingestellt wird. Unten ist die Säule mittelst einer 
längeren starken Hülse mit dem Tisch verbunden. Hier befindet 
sich die Schraube für die feine Einstellung. Hat man nun mit 
der oberen Schraube die grobe Einstellung bewerkstelligt, so stellt 
man das Rohr mittelst einer hinten an der dreikantigen Säule an- 
gebrachten Klemmschraube fest. Nun kann der unvorsichtigste 
Anfänger dem System oder dem Objekt keinen Schaden mehr zu- 
fügen, denn sollte er auch mit dem Kopf auf das Okular stossen, 
so bewegt sich doch das Rohr nicht abwärts. Man kann also 
ruhig Studenten, welche nie zuvor in ein Mikroskop gesehen haben, 
den Einblick verstatten; sie können nicht leicht Schaden anrichten. 
-Selbstverstaindlich ist die feine Einstellung mittelst der unteren 
Schraube dadurch unbehindert. 
Ich kann nicht unterlassen, hier darauf aufmerksam zu ma- 
chen, wie ganz vorzüglich schön die Schrauben gearbeitet sind. 
Das hier besprochene Mikroskop benutze ich seit länger als einem 
Jahr täglich und noch geht die Schraube der feinen Einstellung so 
weich und gleichmässig wie am ersten Tage. 
Recht handlich und hübsch ist auch die Blendungsvorrichtung. 
Sie besteht in einer um die Vertikalachse drehbaren Doppelscheibe 
mit einem grossen kreisförmigen Diaphragma in der oberen und 
verschieden grossen in der unteren. Sobald die Diaphragmen der 
beiden Scheiben genau zentrirt sind, arretirt eine unten ange- 
brachte Feder mittelst eines Stiftes, welcher in ein kleines Loch 
einschlägt. Die Doppelscheibe kann in einer federnden Hülse seit- 
lich verschoben und ganz abgenommen werden. Die federnde 
. Hülse ist der einzige Fehler am Stativ; ich glaube jedoch, Herr 
Merz hat auf meinen Vorschlag dieselbe bereits durch eine kleine 
Schraube ersetzt. In das grösste Diaphragma der Doppelscheibe 
passen Kegel mit kreisföormigen einsetzbaren Scheiben am oberen 
Ende. Diese Scheiben haben verschiedene kreisförmige zentrale 
Diaphragmen für feinere Abblendungen. 
Ich bemerke noch, dass dem Stativ ein halbkugliger Konden- 
sator, eine sehr schöne grosse Beleuchtungslinse und auf Ver- 
langen alle Apparate für Polarisation, Messungen u. s. w. in guter 
Konstruktion beigegeben werden. 
Ist das Stativ ohne Zweifel das beste von allen existirenden 
Stativen, so kann von den Systemen mindestens gesagt werden, 
