10 H a I ! i e r , 



Wer solche Unwissenheit bezüglich der allerelementarsten 

 Dinge verräth, der hat nicht Ursache zu dem Hochmuth, welcher 

 Herrn de Bary verleitet hat, mir öffenthch eine bessere elemen- 

 tare Schule zu wünschen. Schlechter als die Bary 'sehe Schule 

 kann in dieser Beziehung keine Schule sein. Meine Lehrer brau- 

 chen weder vor dem Herrn Bary noch vor seinen Lehrern die 

 Segel zu streichen. Die kleinen Hilgendorf sehen Zellen kön- 

 nen nun allerdings in einer Weise, die ich später ausführlich er- 

 örtern werde, auch zu Kulturen auf festen Substanzen benutzt 

 werden, wenigstens unter gewissen Umständen und Verhältnissen, 

 wenn auch nicht unter allen. Schwieriger aber sieht es mit der 

 Luftzufuhr aus. Hier muss offenbar eine andere Einrichtung ge- 

 troffen werden; ich habe deshalb den folgenden Apparat con- 

 struirt, wie man ihn in Fig. 2 Taf. I abgebildet findet. 



Derselbe ist meinem Isolir-Apparat, wie ich ihn in den „Gäh- 

 rungserscheinungen" abgebildet und beschrieben habe, sehr ähn- 

 lich, unterscheidet sich aber von jenem dadurch, dass man die 

 Kultur direkt unter dem Mikroskop verfolgen kann und zwar nicht 

 tagelang, wie Herr Professor de Bary in seiner sehr kindlichen 

 Vorstellungsweise vom Leben der einfachsten Pilzzellen für nöthig 

 erachtet, sondern viele Monate hindurch, überhaupt, so lange man 

 will und für nothwendig hält. 



Der Apparat besteht im Wesentlichen aus der Luftpumpe, 

 (1 Fig. 2 Taf. I), dem Kulturgefäss (c Fig. 2 Taf. I), dem Schwe- 

 felsäure-Apparat (s Fig. 2 Taf. I) und dem Baumwollenfilter (b Fig. 2 

 Taf. I). Die dabei angewendete Luftpumpe (1) ist von einfacher 

 Construktion, wie Herr Zeiss in Jena sie für ungefähr 20 Thaler 

 anfertigt, s t bedeutet die Handhabe des Stempels, c y den Cylin- 

 der, in welchem derselbe sich bewegt, h den Wechselhahn, v den 

 Verschlusshahn, r den Recipienten mit einer oberen Oetfnung (o), 

 in welche luftdicht mittelst eines durchbohrten Stöpsels ein Rohr 

 eingefügt ist. Der Piecipient (r) ruht auf dem Tisch (t)* welcher 

 auf einer Säule steht, durch deren Mitte das Pumpenrohr geht. 



Der Kulturapparat (c) besteht aus einem niedrigen cylindri- 

 schen Gefässe, welches nach gehöriger Desinfection oben mit einem 

 verglasten Stöpsel geschlossen wird. Dieser Stöpsel (k) hat in 

 der Mitte ein kreisrundes Loch, auf welches ein ziemlich grosses 

 Deckglas (d) von höchstens 0,20 Mm Dicke passt. Ausserdem ist 

 der Stöpsel an zwei einander gegenüber liegenden Stellen durch- 

 bohrt und mit senkrecht luftdicht eingefügten kurzen Glasrohren 



