Kleinere Mitteilungen. 125 



Druckes ist das Volumometer von MacLeod V eiDgeschaltet. 

 Die Glashähne hi und h2 gestatten die Absperrung des 

 Kolilendioxyd-Entwicklungsapparates und der Wasserstrahl- 

 pumpe. 



Das aus dem Kipp'schen Apparate K entwickelte Gas 

 wird durch Schwefelsäure und Chlorkalcium getrocknet ; die 

 Luft wird aus diesen Apparaten gleich nach der Beschickung 

 vollständig durch Kohlendioxyd verdrängt und hi dann ge- 

 schlossen. 



Man evakuiert nun den Destillationsapparat nebst Volumo- 

 meter bei geschlossenem Hahn h^ mit der Wasserstrahl- 

 pumpe auf 30 bis 35 mm, schliefst hj und läfst durch hi 

 Kohlendioxyd eintreten. Sobald keine Gasblasen mehr durch 

 die mit Schwefelsäure beschickte Trockenflasche gehen, wird 

 hl geschlossen, h^ wieder geöff'uet und nun von Neuem 

 evakuiert. 



Das Füllen mit Kohlendioxyd und Evakuieren wird 

 dreimal wiederholt, zuletzt wird auf 20 bis 25 mm Druck 

 evakuiert. Die Operation, welche nur in abwechselndem 

 Offnen und Schliefsen zweier Hähne besteht, vollzieht sich 

 einfach und schnell; beträgt das Gesamtvolumen der zu 

 evakuierenden Apparate 1500 Co, so hat eine gute Wasser- 

 strahlpumpe auch bei mäfsigem Wasserleitungsdruck in 3 

 bis höchstens 4 Minuten den Druck auf 30 mm herabgesetzt. 

 Da das Füllen mit Kohlendioxyd nur den Bruchteil einer 

 Minute erfordert, so nimmt die ganze Manipulation 14 bis 18 

 Minuten in Anspruch, bei kleineren Destillationskolben 

 kürzere Zeit. Wird nunmehr das Kölbchen C in ein 

 WEiNHOLD'sches Gefäfs mit flüssiger Luft getaucht, so sinkt 

 der Druck binnen einer Minute auf weniger als 0,5 Millim., 

 gewöhnlich 0,2 bis 0,3 mm. Saugt man zum vierten Mal 

 Kohlen dioxyd ein und evakuiert, so sinkt der Druck unter 

 0,1 mm. 



Viel weiter kommt man noch, wenn man Kautschuk- 

 verbindungen vermeidet und sich ganz auf Glasverbindungen 

 beschränkt. Man kann auf diese Weise ohne Schwierigkeit 

 ein Kathodenlichtvakuum, d. h. ein Vakuum von Viooo oder 

 von wenigen Tausendstel Millimetern herstellen. Zu dem 

 Zwecke braucht man nur eine HiTTORF'sche Röhre an ein 



