126 Kleinere Mitteüungen. 



Glaskölbchen anzuschmelzen, welches in der beschriebenen 

 Art mit reinem Kohlendioxyd bei ea 20 mm Druck gefüllt 

 wird, dann das Kölbchen in flüssige Luft zu tauchen und 

 die elektrische Entladung eines Induktionsstromes durch 

 die Eöhre zu schicken. Sie erstrahlt dann in hellgrünem 

 Kathodenlicht. Sobald man das Gefäfs mit flüssiger Luft 

 entfernt, verschwindet das Kathodenlicht und macht dem 

 blauen Spektrum des Kohlendioxydes Platz. 



Es ist eine bemerkenswerte Erscheinung, dafs bei der 

 Temperatur der flüssigen Luft, d, h. bei ca. — 192'^, die 

 Tension einer Substanz so gering wird, deren Siedepunkt 

 (Sublimationspunkt) bei — 79° liegt, welche also durch 

 flüssige Luft nur etwa um 113 o unter diesen Siedepunkt 

 abgekühlt ist. In den unteren Regionen der Temperatur- 

 skala hat ein bestimmtes Temperaturintervall z, B. von 

 — 180 bis — 190 einen viel erheblicheren Einflufs auf die 

 Tension flüchtiger Substanzen, als es für das gleiche Inter- 

 vall von 100 bei gewöhnlicher Temperatur der Fall ist. 

 Von flüssiger Luft wird für die beschriebene Art der 

 Evakuierung nur wenig verbraucht. Auch braucht die Kühl- 

 fläche nur gering zu sein; mit Hilfe eines Cylinderchens 

 von 10 ccm Inhalt konnte ein Raum von ^4 Liter Inhalt 

 vollständig bis auf Kohlensäuretension evakuiert werden, 

 auch wenn die Kohlensäure anfänglich unter Atmosphären- 

 druck stand. Gar zu klein soll aber die Kühlfläche nicht 

 genommen werden; denn die feste Kohlensäure ist ein 

 sehr schlechter Wärmeleiter: hat sie die innere Wandung 

 der Kühlfläche vollständig mit einer dicken Schicht über- 

 zogen, dann geht die weitere Kondensation nur langsam 

 vor sich. 



Einige Beispiele der Anwendung dieser Art der Vakuum- 

 erzeugung möchte ich noch geben. Für den Chemiker ist 

 namentlich die Destillation und Fraktionierung der ver- 

 schiedensten Substanzen im hohen Vakuum von Interesse. 

 Einen dafür geeigneten Apparat habe ich zusammengestellt. 

 Er hat sich bereits bei vielen Destillationen als praktisch 

 erwiesen. Er ist mit Wechselvorlage versehen, d. h. man 

 kann, ohne das Vakuum aufzuheben, die Vorlage gegen 

 eine neue auswechseln und so beliebig viele verschiedene 



