52 E. Hofimann, Infundirapparate mit const. Niveau u. Petroleumheizung. 



Während Alkohol beim Verbrennen keiner besonderen 

 Luftzufuhr bedarf und die entwickelte Wärme sich directer 

 überträgt, ist dieses bei der Petroleumilamme nicht der Fall- 

 hier erfolgt die vollständige Verbrennung nur unter starkem 

 Zug. Die Uebertragung der Wärme geschieht durch erhitzte 

 Luft und Verbrennungspro ducte. 



Eine Folge davon ist, dass mit diesen fast unvermeidlich 

 ein nicht unbeträchtlicher Theil des Heizeffectes verloren geht 

 und nach oben abgeführt wird. 



Mit Berücksichtigung dieser Thatsache habe ich versucht 

 bei der erforderlichen starken Flamme des Inf undirap parates 

 denselben durch einen Aufsatz nach Art der sogenannten 

 Wasserbadtrichter auch zur Aufnahme grösserer Abdampf- 

 -schaalen einer Kotunde für drei Infundirbüchsen geeignet zu 

 machen und anscheinend mit bestem Erfolg. Der Aufsatz 

 wird durch die abströmende, erhitzte Luft und die Verbren- 

 nungsproducte allein schon auf 100^ erhitzt, so dass im Zeit- 

 raum von 8 — 10 Minuten ein grösseres Dampfbad von dem- 

 selben Effect, wie das des geheizten Dampfapparates, bewirkt 

 wird und dessen Anheizung in vielen Fällen erspart werden 

 kann. 



In den Aufsatz selbst passen alle Theile meines vorhan- 

 denen Dampfapparates — Rotunde für drei Infundirbüchsen, 

 /innerne, porzellanene, kupferne Abdampf schaalen etc. 



An eine zweckmässige Construction eines solchen Appa- 

 rates zu möglichst vielseitiger Verwendung würde ich mit 

 Rücksicht auf den von Mürrle seither construirten lufun- 

 dirapparat noch folgende Anforderungen stellen : 



Der untere Theil des Apparates müsse in seinen Dimen- 

 sionen etwas kräftiger, stabiler gewählt werden; der Petro- 

 leumbehälter möglichst die doppelte Menge fassen. 



Das Wasserreservoir, welches hier bei lang fortgesetzter 

 Thätigkeit sehr heiss wird, dürfte der Mantelhülle weniger 

 Oberfläche bieten, wenn dies selbst auf Kosten der seitherigen 

 gefälligen Form erreicht werden müsste; die Dimensionen des 

 Apparates müssen so gewählt sein, dass sie sich den vorhan- 

 denen Gefassen des Dampfapparates anpassen. Nach Abneh- 



