E. Eeichardt, Apparat zur Bestimmtiüg von Gasen in Flüssigkeiten. 239 



sind meistentheils wenig handlich und hindern durch die aus- 

 gesuchte Complication namentlich die allgemeine Verwendung, 

 ohne gerade eine grössere Genauigkeit zu versprechen. Erst 

 im 9. Jahrg. dieser Zeitschr. S. 364 ist ein neuer Apparat zu 

 diesem Zwecke von Herbert Mc. Leod beschrieben , der, 

 sinnreich eingerichtet, dennoch an den oben berührten Män- 

 geln gleichfalls leitet. 



Der einfachste Apparat, welcher schliesslich noch am 

 Meisten gebraucht wird, besteht in der mit dem zu unter- 

 suchenden Wasser gefüllten Flasche — Kochflasche u. s. w. — 

 und die Gasleitungsröhre mündet direct unter Quecksilber in 

 die Gasmessröhre. Bei dem Kochen wird natürlich Wasser 

 übergetrieben, ersetzt das Quecksilber in der Gasmessröhre, 

 tritt auch theilweise in die Quecksilberwanne über, so dass 

 man die Gase stets über und mit Wasser in Berührung erhält 

 und misst. Nach Beendigung des Versuches muss der Appa- 

 rat sofort getrennt werden, um ein Uebersteigen von Queck- 

 silber zu verhindern, ein Grund, den Versuch überhaupt früher 

 zu beenden, und Sicherheit, dass alles Gas ausgetrieben, 

 erhält man hierbei nicht. 



Bei dem aufgefangenen Gase tritt nunmehr die Schwie- 

 rigkeit ein, dasselbe genauer zu prüfen. — Ein Fehler — und 

 der Versuch muss nochmals wiederholt werden. 



Bunsen hat in den gasometrischen Methoden den von 

 Eegnault gegebenen Apparat zum Auffangen, Messen und 

 Prüfen der Gase aufgenommen, und gewiss ist derselbe 

 empfehlenswerth , jedoch einer allgemeinen Verwendung tritt 

 die Complication und der Preis entgegen. 



Der hier beschriebene Apparat zeichnet sich durch Ein- 

 fachheit und äusserst leichte Handhabung aus, befindet sich 

 auch nunmehr fast 2 Jahre ununterbrochen bei mir im Gebrauche ; 

 die gewonnenen Resultate stimmen so gut überein, wie der- 

 artige Versuche sie überhaupt ergeben. 



Zunächst habe ich bei dem Austreiben der Gase aus 

 dem Wasser Quecksilber überhaupt umgangen, während die 

 Messung sowohl, als Prüfung der Gasproben stets über Queck- 



