240 E. Reichardt, Apparat zur Eestlmnning von Gasen in Flüssigkeiten. 



Silber ausgeführt werden; an und für sich ist es bei den bis- 

 her gebräuchlichen Methoden entweder unmöglich, ohne "Was- 

 ser das Gas zu messen, da ersteres stets mit übergetrieben 

 wird, oder man beendet den Versuch zu früh. 



Fis:. 14. 



Flasche A enthält das zu untersuchende Wasser , sie 

 fasst 1 Liter oder 100 Cubikcentimeter, je nach Bedürfniss, 

 oder kann auch unmittelbar durch die betreffende Flasche 

 Wasser — Sodawasser und dergl. — ersetzt werden ; in letz- 

 terem Falle wird die Verbindung mit dem weiteren Apparate 

 nur durch die bekannten Hähne mit Schraube und Wechsel- 

 hahn hergestellt. Der Haltbarkeit der Flaschen wegen 

 geschieht dann das Erwärmen auch im Paraffinbade. Für 

 gewöhnlich genügt eine gewöhnliche, vollständig angefüllte 

 Kochflasche, deren Inhalt bestimmt wurde. 



Flasche B dient als Gasometer und ist ein schmales, 

 cylinderförmiges Gefäss mit 3fach durchbohrtem Stopfen ver- 

 sehen. In der einen Durchbohrung befindet sich llöhre a, 

 deren längerer Schenkel in Flasche B bis etwa zu 2/3 der 

 Höhe derselben eingeht, der andere sehr kurze Schenkel 

 endet in einem Kautschukstopfen, welcher auf Flasche A pas- 

 sen muss. Die zweite Durchbohrung enthält die nur recht- 



