242 E. Rcichardt, Apparat zur Bestimmung von Gasen in Flüssigkeiten. 



ist Röhre a nicht so tief in B eingesenkt; die Gase sammeln 

 sich in B, das als Gasometer dient, an, will man sie messen 

 oder sonst prüfen, so öffnet man d — e und bläst bei f, wo- 

 durch sie unter die Gasmessröhre getrieben werden. 



Das Aufsammeln des Gases in B und TJebertreiben in 

 die Gasmessröhre kann jederzeit und in beliebigen Portionen 

 geschehen , so dass zu verschiedenen Prüfungen eben so viele 

 Theile verwendet werden können, deren Gasmengen aller- 

 dings einzeln zu messen und dann zusammen zu zählen sind. 



Mittlerweile wird das Wasser in A immer wärmer, geräth 

 endlich in lebhaftes Kochen , wodurch mehr und mehr davon 

 übergetrieben wird, die Gase sammeln sich in B, das Wasser 

 circulirt ungehindert in B und C; sobal# Abkühlung eintritt, 

 das Peuer entfernt wird, füllt sich A von selbst durch Zu- 

 rücksteigen des Wassers wieder an und zeigt deutlich, ob 

 noch Gasreste verbleiben oder der Versuch völlig beendet 

 ist. Zuletzt wird das Wasser in B auch kochend heiss, so 

 dass etwa gebundenes Gas frei werden müsste. 



Der "Versuch kann jeden Augenblick unterbrochen oder 

 ohne Aufhören bis zur Beendigung fortgesetzt werden, und 

 bei einiger Aufmerksamkeit kann man in der Gasmessröhre das 

 Gas allein auffangen, indem man vorsichtig das die Leitungs- 

 röhre füllende Wasser herausbläst und dann erst das Gas in 

 die Bohre leitet. Die vollständige Entfernung der durch 

 Kochen auszutreibenden Gase kennzeichnet gewöhnlich ein 

 starkes Aufstossen der Flüssigkeit. 



Die Versuche können rasch auf einander folgen und sind 

 äusserst einfach in der Ausführung. Ueber die Genauigkeit 

 derselben mögen einige Beispiele entscheiden , welche keines- 

 wegs besonders ausgewählt wurden. 



Wasser der Röhrenleitung von Jena wurde direct der- 

 selben entnommen und ergab in 1 Liter an Gas : 

 22. Januar 1870. 

 L 50,02 CG. IL 49,11 CG. 

 Das Gas bestand in 100 Vol. -Theilen aus: 



