n. Amtliche Verordnungen und Erlasse. 



DeutMcIieti Reich. 



Gesetzgebung:. 



Kachtrag zu dem Erlasse vom 19. März 1872, 

 betr. die Eichung und Stempelung von Messappa- 

 raten für Flüssigkeiten. Yom 6. October 1877. 



Zu § 2. (Betreffend die nähere Beschaffenheit der Mess- 

 einrichtungen.) An Stelle der bisherigen Bestimmungen 

 unter 3 und 4 treten die folgenden : 



3) Die Eintheilungen der Messapparate für Flüssigkeiten 

 dürfen sich vom Liter abwärts bis zu 0,01 Liter erstrecken, 

 aber nur entweder die Decimaltheilung oder die Halbirungs- 

 theilung in den nach § 5 der Eichordnung zulässigen Maass- 

 abstufungen, keinesfalls aber irgend eine Gewichtsangabe 

 enthalten. Die Eintheilungen können in jeder dieser beiden 

 Reihen zwischen obigen Grenzen sämmtliche oder nur einen 

 Theil der eichordnungsmässigen Abstufungen enthalten, abejr 

 in der Reihenfolge dieser Abstufungen darf keine Lücke 

 gelassen sein. In Betreff der anzuwendenden Bezeichnungen 

 sind die Bestimmungen des § 6 der Eichordnung maassgebend. 

 Die Angabe der Maassgrösse von ^s ^^"^ ^^^ ^>^ Liter ist 

 nur an solchen Stellen oder bei der Einrichtung mit commu- 

 nicii'ender Eöhre nur in der Höhe von solchen Stellen der 

 Gefässwand zulässig, an welchen der äussere Durchmesser 

 des Maassgefässes , dessen horizontaler Querschnitt nahe 

 kreisförmig vorausgesetzt wird, nicht über 65 Millimeter 

 beträgt. Die Ablesungsmarken für die noch kleineren Maass- 

 grössen bis zu 0,01 Liter abwärts dürfen nur an solchen 

 Stellen oder in der Höhe von solchen Stellen der Gelass- 

 wände angebracht sein, an welchen der äussere Durchmesser 

 des Gefässes folgende Berthe nicht überschreitet: 

 für die Maassgrössen von 0,05 1 und von Yie 1 • • 45 mm 

 - 0,02 - - - V32 - • • 30 - 



- - - - 0,01 20 - 



Der Durchmesser einer die Ablesungsmarken enthaltenden 



