'6 



communicirenden Glasröhre (§1, Ib) darf niclit grosser als 

 15, nicht kleiner als 10 Millimeter sein. 



4) Die Glaswand eines Gefässes (§1, la), an welcher 

 die Eintheilungsmarken angebracht sind, oder die Glaswand 

 einer communicirenden Eöhre (§ 1, Ib), welche die Able'siings- 

 marken für den innerhalb eines Gelasses von undurchsichtigen 

 Wänden stattfindenden Flüssigkeitsstand enthält, darf in der 

 lothrechten Eichtung nur soweit freigelassen werden, als sich 

 die zur Eichung vorgelegte Eeihe von Eintheilungen erstreckt. 

 Höchstens 6 Millimeter über der obersten und 3 Millimeter 

 unter der untersten dieser Eintheilungsmarken muss die Fort- 

 setzung der die Eintheilungen enthaltenden Glasfläche durch 

 undurchsichtige Wandflächen verdeckt werden, welche ent- 

 weder untrennbar mit dem Maasskörper selbst oder mit den 

 ihn umschliessenden Metalltheilen, deren Zusammengehörigkeit 

 mit dem Maasskörper durch Stempelung nach § 2 al. 4 und § 5 

 zu sichern ist, verbunden sein müssen, oder deren "Verbindung 

 mit jenen Theilen selbst durch Stempelung gesichert wer- 

 den kann. 



Zu § 5. (Betreffend die Stempelung.) Bei Messappara- 

 ten von der in diesem Nachtrage zu § 2 unter 4 behandelten 

 Einrichtung ist noch je ein Stempel dicht an den unteren 

 uud oberen Rand der in diesem Nachtrage vorgeschriebenen 

 Begrenzungswände oder Blendungen der die Eintheilungen 

 enthaltenden freien Glasfläche zu setzen. 



Berlin, den 6. October 1877. 

 Kaiserliche Normal-Eichungs-Commission. Eoerster. 



Preussen. Betr. den Eecepturpreis der Salz- 

 lösungen. ' 



Auf das Gesuch Tom 20. v. M., betr. die Declaration 

 der Anmerkung 1 Seite 56 der Arznei- Taxe etc., eröffne ich 

 dem etc. bei Wiederanschluss der Anlagen, dass die in Betreff 

 des Colirens und Eiltrirens der Salzlösungen etc. in der 

 genannten Anmerkung der diesjährigen Arznei -Taxe enthal- 

 tene Bestimmung in der Arznei- Taxe pro 1878 in ent- 



1* 



