294 Ueher ein analysirendes Photometer. 



Entfernungen sich vermindert. Es verstellt sich, dass 

 man vorläufig für jeden Apparat die constante Grösse 

 feststellen muss, welche man den von den Spalten aus- 

 geniessenen Entfernungen hinzuzufügen hat, um den merk- 

 lichen Abstand einer jeden Lichtquelle vom matten Glase 

 zu erhalten. Um die Vergleichung der gleichfarbigen 

 Theile der beiden Spectren zu erleichtern, kann man 

 auf der matten Glasplatte, auf welche diese fallen, einen 

 Lichtschirm in einer feinen Spalte anbringen, die per- 

 pendiculär auf den Seiten der Spectren steht. Man sieht 

 dann durch diese Spalte nur gerade das von jedem 

 Theile, was für das Auge zu einer leichten Beurtheilung 

 erforderlich ist. Indem man im Voraus auf der matten 

 Glasplatte oder an den Falzen, in denen der Lichtschirm 

 sich bewegt, die Stelle der hauptsächlichsten Fraun- 

 hofer 'sehen Linien bezeichnet, so kann man nachgerade 

 die bewegliche Spalte darauf einstellen, und so immer 

 die Intensitäten derselben Lichtstrahlen erhalten. Die 

 Länge der Spectren hängt von der Zerstreuungskraft 

 des Prismas, so wie von der Entfernung ab, in welcher 

 die sie aufnehmende matte Glasplatte sich befindet. 



Man muss zuerst die beiden Spalten in eine solche 

 Entfernung von der Linse bringen, dass ihre Bilder ge- 

 hörig klar sich auf dem Glase abzeichnen können. Man 

 erfüllt diese Bedingung leicht dadurch, dass man in die 

 Spalten Sonnenlicht einfallen und auf der matten Glas- 

 platte die hauptsächlichsten Fraunhofer'schen Linien 

 scharf hervortreten lässt. Man kann dann die Spalten in 

 dieser Stellung fixiren, vorausgesetzt, dass man die übri- 

 gen Theile des Photometers unberührt lässt. Die An- 

 wendung einer Loupe wird in gewissen Fällen die Schä- 

 tzung der Itensisät erleichtern. Die Absorption des Lich- 

 tes betreffend, welche bei dessen Dui-chgange durch die 

 Prismen und die Linse statt findet^ so . ist dieselbe un- 

 vermeidlich; wenn man aber Sorge trägt, dass vollkom- 

 men farblose und durchsichtige Gläser gewählt werden, 

 so kann man sie fast in allen Fällen vernachlässigen. 

 Man gleicht übrigens die kleinen Verschiedenheiten in 

 der Wirkung der beiden Seiten des Instrumentes da- 

 durch aus, dass man derselben Lichtquelle bald die eine, 

 bald die andere Spalte hinwendet. Es würde nicht 

 schwierig sein, andere Stellungen der Prismen ausfindig 

 zu machen, oder die rechtwinkeligen Prismen durch 

 versilberte Glasspiegel zu ersetzen. Man könnte auch 

 das einfallende Licht polarisiren, die Spectren mit einer 



