432 Berthelot, Coulier u. d'Almeida, Vt-rificat. d. Baunie'scben Aräometers. 



§ III. Verit'icalion des Aräometers. Zu diesem 

 Zwecke können zwei gleich gute Methoden augewandt werden. 



1) Zuerst vergewissert man sich, dass das Aräometer bei 

 12,5*' C. in destillirtem Wasser auf J\ull steht. Alt^dann 

 ermittelt man das Gewicht von Litern Flüssigkeiten verschie- 

 dener Dichtigkeit, z. B, mehr oder weniger concentrirter 

 Lösungen von Kochsalz, Zinkvitriol, Zuckersyrup, Glycerin, 

 Schwefelsäure etc. Wenn das Gewicht eines Liters einer 

 dieser Flüssigkeiten festgestellt ist, so giesst man dieselbe 

 bei einer gewissen Temperatur, etwa bei 12,5", in einen Cy- 

 linder und senkt das Aräometer in dieselbe unter Einhaltung 

 derselben Temperatur. Das Aräometer zeigt nun den mit der 

 obigen Tabelle correspondirenden Grad an. Die Hauptsache 

 ist, dass die Temperatur der Flüssigkeit, wobei das Liter 

 gewogen worden, genau mit derjenigen, wobei das Aräometer 

 in derselben schwebt, übereinstimmt. 



Wenn man die ganze Scala zu verificiren wünscht, so 

 muss man Solutionen wählen, deren Litergewichte zwischen 

 lOÜO und 2Ü0U g. liegen. Will man aber das Aräometer 

 für besondere Zwecke benutzen, z. B. zur Prüfung der Gly- 

 ceiine, so braucht mau nur solche Gewichte mit Sorgfalt zu 

 verificiren, welche mit denen der käuflichen Glycerine cor- 

 respondiren, und das lässt sich vermittelst der obigen Tabelle 

 leicht ausführen. 



2) Die zweite Methode erfordert die Anwendung einer 

 guten Waage, welche vermittelst eines Hakens, einer Schnur 

 und einiger kleinen Rollen höher und tiefer gestellt werden 

 kann. Unter eine der beiden Schaalen (A) wird ein 12 bis 

 15 Centimeter langer seidener Faden oder ein Haar befestigt, 

 und an das untere Ende desselben ein Stecknadelknopf 

 grosses Stück weiches Wachs, an welches das Aräometer zu 

 kleben ist. In die andere Schaale (B) legt man so viel Ge- 

 wicht, um gewissen Gewichten in der Schaale A das Gegen- 

 gewicht zu halten, und die Zunge der Waage raif Null zu 

 bringen, wenn das Aräometer in Wasser von 12,5*^ C. bis zu 

 Null eingetaucht ist. Dieses Gegengewicht lässt man während 

 aller folgenden Verificationen in der Schaale ß lit-gen. Das 



