Berthelot, Coulier u. d'Älmeida, Verifieat. d. Baumö'schen Aräometers. 483 



Aräometer wird hierauf in der Luft gewogen, und sein G-e- 

 wicht notirt. Nun taucht man es wieder in Wasser von 

 12,5^ C. bis zu Null, stellt das das Wasser und das Aräo- 

 meter enthaltende Gefäss unter die Schaale A der Waage, 

 hängt den Faden an den Stiel des Aräometers, entfernt von 

 der Schaale A allmählig so viel Grewicht, als dem Gewichte 

 des Aräometers, multiplicirt mit 0,03367, 0,06733 etc. (wie in 

 der folgenden Tabelle angegeben), entspricht, und wenn die 

 Zunge der Waage auf Null steht, was man durch Heben 

 der Waage erreicht, so muss das Aräometer diejenigen Grade 

 anzeigen, welche jenen Zahlen gegenüber gestellt sind. 



Wenn z. B. der 25ste Grad eines Aräometers, welcher 

 in der Luft 57,3 g. wiegt, verificirt werden soll, so multipli- 

 cirt man letztere Zahl mit 0,16833 und entfernt ein dem 

 Producte = 9,645 g. gleiches Gewicht von der Schaale A. 

 Ist alsdann die Waage so weit gehoben, dass der Zeiger 

 auf Null steht, so muss das Aräometer 25 Grade anzeigen, 

 vorausgesetzt, dass es in Wasser von 12,5^ C. eintaucht. 



Das Aräometer muss einige Grade oberhalb der Ein- 

 tauchstelle angefeuchtet und beim Ablesen dieser Stelle 

 ebenso verfahren werden, wie beim Graduiren einer Röhre. 



Arch. d. Pharm. XI. Bds. 5. Hft. 



28 



