Ü3G ^- MuKENu Y Anua. 



TERMÓMETRO SIN MARCA. 

 Corrección en milímetros. 



Antes del viaje + 16.02 



Después del viaje -}- 15.64 



En el cerro y aplicando al 44762 la corrección media 

 — 0.825, el termómetro anónimo da como diferencia el valor 



+ 15^"^21<i' 



La corrección en San Miguel difiere 0™"'81 de la obtenida 

 en Tacubaya antes de la expedición; y aun tomando el prome- 

 dio dé ésta y la determinada al regreso, que resulta un poco 

 menor, todavía la' primera es 0'"™62 más baja, por lo que las 

 presiones relativas á las lecturas d«l termómetro en cuestión, 

 corregidas con cnalquiera de los dos valores, son siempre in- 

 feriores á las suministradas. por el 44762. Con fundamento, 

 podemos, pues, inferir que el aludido termómetro adolece de 

 algún defecto variable, por lo menos en la parte de la escala 

 que comprende las presiones observadas en Tacubaya y la ci- 

 ma de la montaña, es decir, entre los 87° y ios 92°. 



De las varias causas de error á que están sujetas las lec- 

 turas hechas con los termómetros hipsométricos^.^' mencionaré 

 las siguientes: 



(1) Las cifras que representan las correcciones son promedios de va- 

 rias lecturas, cuyo número es: 



Antes 11 



Después '. -. 2 



En el cerro 37 



(2; Me refiero aquí á los termómetros de uso corriente, pues los muy 

 delicados que se construyen en estos tiempos, se estudian y corrigen por 



