Ub.^e;ívaciones k.s kl cehuq dü s\n Migdkl- 337 



aj Variación del cero debida á un cambio en el volumen 

 primitivo del depósito. 



bj Falta de correspondencia entre las divisiones de la es- 

 cala y capacidades ig;iales del tubo capilar. 



cj Falta de exactitud al estimar la posición del extremo 

 de la columna mercurial. 



Esta última causa es de difícil eliminación, si conforme á 

 la costumbre seguida basta ahora entre nosotros, se emplea 

 una lente de mano para hacer las lecturas. En efecto, como 

 tales lentes tienen un campo visual muy amplio y la dirección 

 de los rayos no es suficientemente fija, se está expuesto á co- 

 meter errores, que en determinados cases pueden ser de im- 

 portancia, teniendo presente que en la escala ordinaria de los 

 termómetros hipsométricos 1 centesimo de grado equivale á 

 unos 2 décimos de milímetros en la escala barométrica.^^' 



La única manera de evitar los errores de lectura, es va- 

 liéndose de un anteojo unido al aparato de abullición y pro- 

 visto de micrómeti'o ó simplemente de un hilo de araña con 

 el que se estiman las fracciones de división. 



las vaiiacioaes del cero, del intervalo fundamental y del calibre; por el 

 efecto de las fuerzas capilares, por la falta de sensibilidad y por la parte 

 de ia columna que sobresale del aparato de ebullición. 



El Observatorio Astronómico últimamente ha adquirido tres de estos 

 instrumentos cuyo estudio fué hecho en la oficina de Pesas y Medidas de 

 Francia. 



(1) Un observador ejercitado puede hacer las lecturas ala simple vis- 

 ta con una incertidumbre de = 0.1 en los termómetros comunes, y de 

 ^ 0.01 en los hipsométricos. Con el empleo de la lente, la incertidumbre 

 debe ser mayor sin duda alguna. 



y cuando se tiene poca costumbre de leer termómetros, con toda se- 

 guridad el error puede ser de consideración. 



Conociendo por propia experiencia lo difícil que es hacer buen uso de 

 las lentes de mano, en las últimas veces que me he servido del termóme 

 tro hipsométrico, la estimación de las fracciones ha sido hecha á la sim 

 pie vista. 



