78 



qiies. sur les indications de Pievre Curie, qui servaienf. pour l'étude de a 

 radioactivité. 



Cea appareils sont pour uu laboratoire, leur mauiement est tres <lé]icat 

 eí demande un assez loug apprentissage. 



Pensant qu'il était nécessaire de faire entrer les recherches de la ra- 

 dioactivité dans un domaine jdus pratique, nous avons établi uu appareil 

 portatif sur les indications de MM. Chéneveau et Laborde, tous les deux 

 anciens eleves et préparateurs de Fierre Curie: le premier, chef des tra- 

 vaux de physique a l'École de physique et cbimie de la villede Paris; le 

 secoud, préparateur a la Faculté des 8oi<mces au laboratoire de M™^ Cn- 

 rie (1). 



Cet appareil peut étre naanipulé ti'és facilement et permet de faire 

 des mesures tres rapides, aussi bien sur les minéraux que sur les gaz et 

 les eaus. 



IJ est cerlain que l'étude de la radioactivité foimeía d'ici peu une par- 

 tie tres importante dans toutes les rechercbes géologiques ou mineralogi- 

 ques. Nous pensons qu'il n'est pas iuutile, pour des ingénieurs, d'avoirun 

 aper(;u de la méthode eraployée, pouvant étre appelés d'un moment a l'au- 

 ti-e á faire des mesures de ce genre. 



Un ooi'ps.radioactif place añ voisinage d'un électroscope cliargé, ioni- 

 saut l'air, tend a décharger le dit électrosoope. 



Pour l'étude des corps solides, on visse l'éiectroscope sur une cage 

 métallique renfermant nici platean destinée ásupporter ]«. substauce a etu- 

 dier. La tige isolée de l'éleotroscope plonge dans cetre cage métallique que 

 nous appelons appareil de déperdition ü jjlatean. 



Pour l'étude des gaz radioactifs, l'éiectroscope se visse sur le col d'un 

 cylindre métallique dans lequel sont introduits les gaz á, étudier; la tige 

 isolée de l'éiectroscope est, dans ce cas, muñie d'un prolongement qui 

 plonge dans le cyJhidre de déperdition et constitue une électrode céntrale 

 isolée. 



Jj'électroscope établi sur le principe du Curie est constiuié pai' une 

 cage métallique, en forme de section de tube, limitée par deux glaces de 

 verre a faces paralleles. 



11 comprend une feuille d'aluminium mobile portee par une extremité 

 par une lame métallique, reliée électriquemeut par le bras a une tige ser- 

 vaTit d'éleotrode déperditriee pour l'appareil a minéraux ou pour l'appareil 

 a gaz. 



Ij'isolemeiit de la tige de la monture est fait par un bouchou en am- 

 broide. 



(1) Cet appareil a obtenu un grand pris á l'Expositloii de Londrse 1908., section 

 des mines. 



