E. Reichardt, zur Gasanalyse. 



Zur Gasanalyse; 



von 



E. Reichardt, 



Professor in Jena *). 



221 



Traiisportiren von gefüllten Gasmessröhren. 

 Fig. 1. Sehr häufig wird man bei mit Queck- 



silber gefüllten Röhren veranlasst, dieselben 

 mit oder ohne Gas zu transportiren, in die 

 pneumatische Wanne, oder aus derselben in 

 den Kropfcylinder u. s. w. Das Schliessen 

 mit dem Finger kann öfters nicht ausgeführt 

 werden und eben solche üebelstände hat 

 der Transport in einem mit Quecksilber ge- 

 füllten Schälchen. Diese Unbequemlichkei- 

 ten werden vermieden, wenn man sich einige 

 eiserne Schälchen verfertigen lässt von circa 

 \ — ^/4 Zoll Tiefe und geraden Wänden, 

 deren offener Raum wenig breiter ist, als 

 die betreffenden Gasrohren. An diesen Schäl- 

 chen werden einander gegenüber zwei Strei- 

 fen sehr dünnes biegsames Eisenblech circa 

 2 — 3 Linien breit und annähernd von der 

 Länge der Gasröhren mit eisernen Stiften 

 angenietet (Fig. 1). So unter Quecksilber 

 getaucht und die Röhre eingestellt, lässt sich auch eine 

 sehr grosse mit Quecksilber gefüllte Röhre^ z. B. von 

 3 — 400 CG. Inhalt, mit Leichtigkeit herausheben und 

 transportiren. Die eisernen Bänder hält man mit einer 

 Hand fest an der Röhre, so dass die zweite Hand ganz 

 frei bleibt. 



Einführen von Flüssigkeiten. 

 Man benutzt dazu die umgebogenen Pipetten oder 

 füllt die offene umgekehrte Röhre vorher mit der Flüs- 



*) Vom Hm. Verf. als Separatabdruck aus Fresenius Zeitschrift, 

 V. Jahrgang, erhalten. D, Red. 



