0. Vibrans, Zur Bestimmung der Kohlensäure. 421 



Sodann lässt man bei abgeschlossener Luft (Schliessung der 

 Quetschhähne) den Apparat stehen, um zu veranlassen, dass 

 'der kohlensaure Baryt in krystallinische Form übergeht, ent- 

 leert die Kugelrohre unter Abschluss von atmosphärischer 

 Luft, spült mit ausgekochtem heissen Wasser nach, lässt 

 erkalten, versetzt mit einigen Tropfen Curcumatinctur und 

 titrirt mit Oxalsäure -Lösung zurück. Den Abschluss von 

 atmosphärischer Luft beim Umgiessen und Titriren bezweckt 

 man durch TJeberbinden des Kölbchens, worin titrirt wird, mit 

 Kautschukpapier, worin man eine OefFnung zum Eingiessen 

 schneidet. 



Zum Schlüsse lasse ich noch vier Bestimmungen folgen, 

 um die Genauigkeit der E,esultate zu beweisen: 



I. 



0,01 g. kohlensaurer Kalk geben: 



Berechnet = 0,0044 CO^. 

 Gefunden = 0,00397 „ 



0,00043 Differenz. 



II. 



0,02 g. kohlen s. Kalk geben: 



Berechnet = 0,0088 CO^. 

 Gefunden = 0,00873 „■' 



0,00007 Differenz. 



III. 

 0,0375 g. kohlens. Kalk geben: 



Berechnet = 0,0165 CO^. 

 Geftmden = 0,0165 „ 



IV. 



0,0492 g. kohlens. Kalk geben: 



Berechnet == 0,021648 CO2. 

 Gefunden = 0,0214 „ 



0,000248 Differanz. 



