46 



a) 2 Stücken zu 200 und 1 Stück zu 100 Gramm; 



b) 1 Stück zu 50, 2 St. zu 20 und 1 St. zu 10 Gramm; 

 ^) ^ » }> ^} 2 „ „ 2 „ 1 „ „ 1 „ 

 <i)l » „ 5, 2 „ „ 2 „ 1 „ „ 1 Decigr.; 

 e) 1 „ » 5, 2 „ „ 2 „ 1 „ „ 1 Centigr.; 

 1 » „ 5, 2 „ „ 2 „ 1 „ „ 1 MiUigr.; 



Dieser Gewichtssatz ist ausschliesslich zu Prüfung der 

 Richtigkeit der im Gebrauch befindlichen Medicinalgewichte 

 bestimmt, muss abgesondert von denselben aufbewahrt und 

 darf nicht mit ihnen vermischt werden. 



4) Die Apotheker haben die in ihrem Gebrauche befind- 

 lichen, insbesondere die einer starken Abnützung unterworfe- 

 nen kleineren Gewichtsstücke von Zeit zu Zeit mit den Con- 

 trolegewichten zu vergleichen und diejenigen Gewichtsstücke, 

 welche hierbei unzulässige Abweichungen zeigen, alsbald von 

 dem Gebrauche auszuschliessen und aus der Officin zu ent- 

 fernen. In gleicher Weise haben die Apotheker von Zeit zu 

 Zeit ihre Waagen in der Richtung zu prüfen, ob dieselben 

 keine nach der Bekanntmachung des Bundeskanzleramts vom 

 6. December 1869 unzulässigen Abweichungen zeigen. 



5) Bei den Apotheken- Visitationen hat der Yisitator zu 

 untersuchen, ob die Receptirwaagen und Waagen für den 

 Handverkauf und Bestimmung für specielle Zwecke, sowie die 

 erforderlichen Gewichte und vorgeschriebenen Controlegewichte 

 in unmangelhaftem Zustande vorhanden sind. Bei den Waagen 

 ist insbesondere zu untersuchen, ob auf denselben die grösste 

 Last, für welche sie bestimmt sind, angegeben ist (Eichord- 

 nung § 31 letzter Absatz), ob sie mit dem vorgeschriebenen 

 Eichungs-, beziehungsweise Präzisions -Eichungsstempel ver- 

 sehen und ob die Schneiden und Lager rostfrei sind, endlich 

 ist durch Prüfung der Waagen nach Anleitung der Bekannt- 

 machung des Bundeskanzleramtes vom 6. December 1869 zu 

 erheben, ob dieselben keine grösseren Abweichungen als die 

 zulässigen zeigen. Bei den Gewichten ist zu untersuchen, ob 

 sie nach Stücklung, Material, Form und Bezeichnung den ge- 

 setzlichen Vorschriften (Eichordnung §§ 22 — 25) entsprechen, 

 ob sie mit dem Eichungs-, beziehungsweise Präzisions -Ei- 



