FK. WITTMANN, UNTERS. D. BUDAPESTER WECHSELSTROMES. 179 



denselben derart eingerichtet, daß sich auf einer Seite der rotie- 

 renden Welle ein vierteiliger Kommutator, auf der anderen Seite 

 zwei Schleifringe befinden. Beim Ingangsetzen des Motors führen 

 wir sowohl dem stehenden als auch dem rotierenden Teil, letz- 

 terem den Kommutator hindurch, Wechselstrom zu (in Schaltungs- 

 skizze Fig. 3, Stellung 1, 1, 1 des dreikontaktigen Umschalters A^-^ 

 der leerlaufende Synchronmotor läuft selbst an, und gerät alsbald 

 in synchronen Gang; hierauf schalten wir rasch auf 2, 2, 2 um. 

 Der Motor behält den synchronen Lauf bei, jedoch erhält nun- 

 mehr der stehende Teil des Motors Gleichstrom, während dem 

 rotierenden Teile Wechselstrom von maximal 1,5 Ampere zu- 

 geführt wird. 



Die oszillographischen Aufnahmen lieferten den Beweis, daß 

 der kleine Synchronmotor dem Stromkreis nur geringen induk- 

 tiven Widerstand zuführt, und die Stromkurven durchaus nicht 

 verändert; dieselben bleiben bei Ein- oder Ausschalten des Motors 

 unverändert. 



Der rotierende Kontakt besteht aus einer Ebonitscheibe von 

 10,3 cm Durchmesser und 0,8 cm Dicke, in deren Mantelfläche, 

 der Achse parallel, ein Messingstreifen von 0,4 cm Breite einge- 

 lassen ist; dieser Streifen ist mittels eines Radialstückes mit einer 

 aul die Motorwelle aufgekeilten Messinghülse verbunden ; an dieser 

 Hülse schleift ständig eine federnde Lamelle. An der Ebonit- 

 scheibe schleift eine zweite Lamelle; dieselbe befindet sich am 

 Ende eines Armes, der mit Reibung um eine der Mötorwelle 

 coaxiale Hülse, um den ganzen Kreisumfang verdrehbar ist; das 

 Armende ist noch mit einem Zeiger versehen, so daß wir die je- 

 weilige festhaltbare Stellung des Armes, auf einer mit Gradteilung 

 versehenen Scheibe ablesen können. 



Die zur Kurvenaufnahme dienende Schaltung ist auf der 

 rechten Seite der Fig. 3 dargestellt. 



Wir bilden den Stromkreis für die Sekundärwicklung des 

 Transformators von den Klemmen E^ ausgehend, indem wir erstens 

 rein OHMschen Widerstand P, zweitens OnMschen und induktiven 

 Widerstand T hintereinander, drittens einen Divisor Z) einschalten, 

 endlich den Divisor mit einem Bogenlampenregulator J belasten. 



Als Spannungsmesser diente ein Solenoidgalvanometer G. 



12* 



