78 



rfiflectirle Licht wird nun durch die Krystallplatten gefärbt; die Farbe 

 hängt ab von der Neigung der Axe des dünnen BläUchens gegen die 

 Ebene des Hauplschnitts, des Polarisalors und das Azimulh des Haupt- 

 schnitts des Zerleger's. 



Dieses System erlaubt nun leicht die Farbe irgend eines Theils 

 des Himmels zu reproduciren ; um jedoch sicher zu sein, muss man 

 die Intensität derselben leicht auf die Intensität derjenigen bringen 

 können, welche man mit ihr vergleichen will. Deshalb ist mit die- 

 sem ersten Theile des Instruments eine zweite ihm parallele Eöhre 

 verbunden, und diese enthält zwei Nicol's. Hierdurch wird es möglich, 

 die beiden Bilder, welche man erhält, zur Berührung zu bringen 

 und sie mit einem Blick zu prüfen. Hat man das Instrument auf 

 irgend einen Theil des Himmels gerichtet, so untersucht man zuerst 

 an dem Theile des Apparates, welcher die Farbe reproducirt, für 

 welches Azimuth des Zerlegers diese Farbe am meisten mit der des 

 andern Bildes übereinstimmt, und bringt diese auf eine gleiche Inten- 

 sität mit der ersten durch schickliche Drehung des zugehörigen Zer- 

 legers. Der Farbenunterschied, sofern er vorhanden ist, wird dann 

 auffälliger und man hebt ihn auf, entweder durch Aenderungen des 

 Azimuths des Zerlegers im andern System oder durch langsames Aen- 

 dern der Neigung des dünnen ßlältchens, um das Uebermaass des 

 grünen oder violetten Lichtes, welches sich in der primitiven Farbe 

 findet, aufzuheben. Diese Vergleichung kann aber sehr leicht ge- 

 schehen. 



Aus den durch die Beobachtung gegebenen beiden Winkeln und 

 den bekannten Dicken der Quarzplatten kann man aldann das Verhält- 

 niss der Menge des blauen Lichts zu der des weissen Lichts, aus 

 deren Mengung für das Auge die beobachtete Farbe entstehen würde, 

 bestimmen. Die Bestimmung des Anfangspunktes der Winkel geschieht 

 dadurch, dass man nach Wegnahme des Schirmes und der Quarz- 

 platten dem Licht einen directen Durchgang gestattet, und das Azi- 

 muth bemerkt, welchem die Auslöschung des polarisirten Lichtbündels 

 in dem die Farbe reproducirenden Systeme entspricht. Dazu richtet 

 man dasselbe auf eine hellerleuchtete Stelle des Himmels. Alsdann 

 wird das Quarzblättchea eingesetzt und mittelst der Alhidade gedreht, 

 bis das Verschwinden des Lichts zum zweiten Mal stattfindet. In 

 dieser Lage ist die Axe des Blättchens dem Hauplschnitt des Polari- 

 sators parallel. (Compt. rend. XLIll. S. 982.J 



Leroux, über die magneto-elec tris chen Maschinen. 

 — Der Apparat, mit welchem L. gearbeitet hat, besteht aus einer 

 eisernen mit zwei bronzenen Rädern versehenen Welle, von denen 

 jede sechzehn Drahtrollen trägt. Die Rollen bestehen aus einem Blech- 

 cylinder von 1™™,5 Dicke, auf welchen vier gleichdicke übersponnene 

 Drähte nebeneinander aufgewickelt sind. Jedes Rad kann sich zwischen 

 2 Reihen Hufeisenmagnete, deren jeder ungefähr 22 Kilogramm wiegt, 

 drehen und jede Reihe enthält acht solcher Magneten so, dass die 



