18 



21. Ich fand folgende Resultate 

 a. Erwärmunsjsversuche. 



Es zeigt sich hier ein analoger Einfluss der Geschwindigkeit der Temperaturänderung wie bei den 

 nach der ExNER'schen Methode angestellten galvanometrischen Versuchen, nur mit dem Unterschiede, dass bei 

 zunehmender Verlangsamung die resultirenden Werte für tm bei Erwärmungs- und Abkülungsversuchen nicht 

 zusammentreffen. Um nun einen Mittelwert aus den Versuchen unter a. und b. zu erhalten, können offenbar 

 nur diejenigen Versuche mit einander verglichen werden, deren Durchschnittsgeschwindigkeiten nahezu dieselben 

 sind. Die Abkülungsversuche, deren Geschwindigkeiten zwischen lo' und 2l' liegen, ergeben einen Wert von 

 tm zwischen den Grenzen 4''.50 und 4".35; die entsprechenden Erwärmungsversuche ergeben tm zwischen 3".82 

 und 3 ".90 liegend. Daraus berechnet sich dann eine mittlerer Wert tm =4". 14. 



Versuche für destillu^tes^Vasger nach der JoULE-JPLA.YFAIR'sch.en Methode. 



22. Der von mir angewandte Apparat Fig. 4 hatte erheblich kleinere Dimensionen als der in A. 13 

 beschriebene ursprünglich von JoULE und Playfair benutzte. Anstatt des Inhaltes von 50 Liter besass der 

 Apparat nur einen solchen von nahezu 4 Liter. Um durch diese Verkleinerung die Genauigkeit des Verfarens 

 nicht allzusehr beeinflussen zu lassen, verringerte ich vorzugsweise die Weite der aufrechtstehenden communi- 

 cirenden Gefässe. Der Apparat war aus Zinkblech angefertigt; die Höhe der beiden aufrechtstehenden cylin- 

 drischen Gefässe betrug i m., der Durchmesser derselben nahezu 50 mm. Die obere Rinne hatte eine Breite 

 von 20 mm. und eine Tiefe von 26 mm. War der Apparat gefüllt, so betrug die Tiefe des Wassers in der 

 Rinne etwa 16 mm. Das untere Verb indungsror war durch einen Han geschlossen, dessen geringste Weite 

 den Durchmesser 13 mm. hatte. Den in der oberen Rinne entstehenden Strom beobachtete ich in folgender 

 Weise. Der Rand der Rinne war auf beiden Seiten in der Mitte durch angesetzte Blechstücke zu einer nach 

 aussen liegenden Fläche erweitert. Auf diesem Ansatz war ein kleiner 200 mm. langer Stab senkrecht ange- 

 bracht, der an seinem oberen Ende eine äusserst dünne, quer über die Rinne laufende Axe aus polirtem Stal 

 trug. Um diese Axe drehte sich mit denkbar geringster Reibung ein sehr leichter in die Rinne herabhängender 

 Zeiger der zum grössten Teil aus einem Strohhalm hergestellt war. An dem unteren in der Rinne befindlichen 

 Teil dieses Zeigers war ein Glimmerblättchen von 13 mm. im Quadrat senkrecht gegen die Stromrichtung be- 

 festigt und zwar derart, dass es bei der Bewegung des Zeigers sehr nahe über den Boden der Rinne fortge- 

 fürt wurde. Der Apparat wurde soweit gefüllt, dass das Glimmerblättchen sich auch mit seinem oberen 

 Rande ganz unter dem Niveau des Wassers befand, die geringste Bewegung in der Rinne musste dann das 

 Glimmerblättchen und mit demselben den Zeiger fortführen. Der letztere hing durch seine Schwere bei ruhigem 

 Wasser senkrecht, trug aber an seinem oberen Ende ein kleines Gegengewicht, welches so abgeglichen war, 

 dass sich der Zeiger nur sehr langsam in die vertikale Richtung einstellte. Entstand nun ein stationärer Strom 

 in der Rinne, so musste der Zeiger eine constante Ablenkung zeigen. Diese Ablenkung beobachtete ich mit 

 Hülfe zweier auf beiden Seiten der Rinne angebrachter Skalen. Die Teilstriche beider Skalen stimmten voll- 

 ständig in ihrer Entfernung von einander überein, da die Skalen durch Zerschneiden einer einzigen gewonnen 

 waren. Daher konnte ich die Stellung des Zeigers auf das Genaueste ablesen, wenn ich mein Auge so stellte, 

 dass zwei zusammen gehörige dem Zeiger zunächst befindliche Teilstriche coincidirten. Die Entfernung der 

 Teilstriche entsprach einer Drehung des Zeigers um etwa 20 Bogenminuten, und konnte ich die Zehntel eines 

 solchen Skalenteiles mit Sicherheit abschätzen. Gegen Luftströmungen wurde der Zeiger vorzugsweise durch 

 einen Glascylinder geschützt, welcher die Genauigkeit der Ablesung nicht beeinträchtigte. Um die Temperatur- 

 änderungen in dem Apparat mögliclist langsam vor sich gehen zu lassen, war derselbe mit Hede umwinkelt. 

 Die Mischung des Wassers geschah durch zwei lange Zinkdrähte, an welche mehrere durchbohrte Blechscheiben 

 angesetzt waren. Zugleich waren an denselben die Thermometer befestigt und zwar derartig, dass beim Auf- 



