12 



Entfernung und Richtung für ihre Stellung im Versuchsgefäss erhielten. Bis auf die Lötstellen wurden dieselben 

 mit Lack überzogen und die beiden Kupferdrähte in eine dünne Glasröhre eingekittet. Die Koppelung für den 

 Stromkreis I (s. Fig. 2) hätte ich ebenso einfach herstellen können, wenn es mir nicht vorteilhafter erschienen 

 wäre, anstatt der 2 Lötstellen deren 4 zu nehmen. Die Reihenfolge der Metalle war Cu, Fe, Cu, Fe, Cu. Die 

 beiden äussersten Kupferenden konnten dann wider one thermoelektrische Störung mit dem Galvanometer ver- 

 bunden werden. Von den 4 Lötstellen brachte ich 2 nicht aufeinanderfolgende etwa als Hauptlötstellen zu 

 bezeichnende unmittelbar neben die Lötstellen des Stromkreises II. Die beiden andern Nebenlötstellen kamen 

 in einen noch zu beschreibenden Raum von constanter Temperatur. Durch diese Verdoppelung der Lötstellen 

 erreichte ich den Vorteil, nahezu den doppelten Ausschlag am Galvanometer und zugleich einen noch genaue- 

 ren Durchschnittswert der in der Nähe der Lötstellen vom Stromkreis II obwaltenden Temperatur zu erhalten. 

 Fio'. 2 und 3 veranschaulichen die Koppelung resp. der Stromkreise I und II. 



5. Obwol die Lötstellen eine ausserordentlich geringe Dicke besassen und daher eine momentane 

 Temperatur angäbe erwarten Hessen, so überzeugte ich mich von dieser Eigenschaft noch durch einen 

 besonderen Versuch. Ich brachte die Haupt- und Nebenlötstellen des Stromkreises I in zwei grössere Wasser, 

 cefässe von verschiedener aber constanter Temperatur; die Hauptlötstellen befanden sich im kälteren Wasser. 

 Dadurch erhielt ich eine Verschiebung der Gleichgewichtslage der Galvanometernadel, die ich auf der Skala 

 genau markirte. Sodann entfernte ich die Hauptlötstellen aus dem Wasser und erzeugte durch Berürung mit der 

 Hand eine zweite Ablenkung in entgegengesetzter Richtung und von gleicher Stärke. In einem bestimmten 

 Zeitpunkt brachte ich dann die Hauptlötstellen wider in das Wasser und beobachtete die Zeit, welche verfloss, bis 

 die Nadel auf die erste Ablenkungsmarke zurückkehrte. Diese Schwingungsdauer erwies sich nun kaum um 

 eine Sekunde grösser als die Dauer derjenigen Schwingung der aperiodischen Nadel, welche beim Umlegen 

 des Commutators eintrat — ein Beweis, dass die Lötstellen nur den Bruchteil einer Sekunde brauchten, um 

 die Temperatur des Wassers anzunehmen. 



6. Endlich wurde in Bezug auf die Herstellung eines mit so grosser Sorgfalt von ExNER beschafften 

 Raumes von constanter Temperatur eine weitere Abweichung von seinem Verfaren nötig. Ich walte als 

 constante Temperatur diejenige des schmelzenden Schneees. Ich brachte daher in die Nähe des Versuchs- 

 gefässes, wie in Fig. l. ersichtlich, ein Gefäss, das ich mit schmelzendem Schnee füllte und von aussen sehr 

 dick mit Hede umwickelte. In dasselbe fürte ich dann die Nebenlötstellen des Stromkreises I und brachte 

 unmittelbar neben diese letzteren das Gefäss eines feinen Thermometers. Das Gefäss wurde auch von oben 

 mit Watte dicht bedeckt, so dass sich die Temperatur in demselben mehrere Stunden constant auf o» hielt. 

 Diese Abänderung brachte mir einerseits den Vorteil, cfie beiden Eisendrähte in dem Stromkreis I nicht länger 

 als 42 resp. 37 cm. nehmen zu brauchen, andererseits vereinfachte ich die Manipulationen wärend eines Ver- 

 suches dadurch erheblich, was durchaus notwendig war, da ich allein experimentirte. Ich verhehlte mir zwar 

 nicht, dass ich durch die beträchtliche auf thermoelektrischem Wege zu messende Temperaturdifferenz von 4' 

 im Momente der Maximaldichte eine Einbusse an der Genauigkeit der Messung haben würde. Dieser Umstand 

 konnte mich indessen doch nicht bestimmen, die vorhin genannten Vorteile wider aufzugeben, um so weniger 

 als die Fehlerquelle sich verringern musste, je kleiner bei Anwendung von Meerwasser die Differenzen zwischen 

 dem tm und dem Nullpunkt des Thermometers wurden. 



7. Die beiden für die Stromkreise erforderlichen Galvanometer waren WiEDEMANN'sche Spiegelgal- 

 vanometer. Das eine derselben, welches ich als Galv. l bezeichne, und das zum Stromkreise I gehörte, war 

 ein Stalspiegelinstrument, wärend das andere Galv. 2, zu Stromkreis II gehörig, eine ringförmige Nadel hatte, 

 durch welche zur Verstärkung der Dämpfung ein Kupferzapfen hindurchging. Der Spiegel des letztgenannten 

 Instrumentes war gegen den Ringmagneten verstellbar. Dieser Umstand ermöglichte nun eine solche Aufstel- 

 lung der Fernröre mit ihren Skalen, dass ich von demselben Sitzplatze aus durch eine leichte Wendung des 

 Oberkörpers beide Instrumente sehr schnell hintereinander ablesen konnte. Die Entfernung der Skalen vom 

 Spiegel betrug bei Galv. l 1830 mm.; bei Galv. 2 3050 mm. Der Abstand der beiden Galvanometer betrug 

 4300 mm. Die beiden Galvanometer mussten nun 2 Haupteigenschaften besitzen: einmal sollten sie sehr 

 empfindlich sein, um möglichst kleine Temperaturdifferenzen anzuzeigen und zweitens mussten sie nahezu ape- 

 riodisch sein, weil ich die Ablesungen in genauen Zeitintervallen von 30" machen und zwischen jeder Ablesung 

 eine Schwingung in Folge Umlegens des Commutators sich vollziehen lassen wollte. Beide Eigenschaften 

 erreichte ich mit Hülfe der se.hr starken Dämpfungsvorrichtungen und durch Aufstellung astatisirender Magnet- 

 stäbe in ausreichendem Masse. Die bekannten bei der Applicirung dieser Stäbe erforderlichen Vorsichtsmass- 

 regeln glaube ich des Näheren nicht weiter angeben zu brauchen und ich bemerke nur, dass ich wegen der süd- 

 ost-nordwestlichen Verbindungslinie beider Galvanometer auf die ablenkende Wirkung, welche die Stäbe des 

 einen Galvanometers auf die Nadel des andern ausübten, die gehörige Rücksicht nahm. 



8. Die schon genannte Anwendung des Stromwenders war nicht blos notwendig, weil die bedeutende 

 Astasie der Nadeln eine erhebliche Vergrösserung der durch regelmässige und unregelmässige Schwankungen 



