NOTE SUR LES OPHTALMOTONOMETRES. i) I 



soit avec le doigt, soit avec un tonomètre, on dépense une 

 certaine somme de force au refoulement du globe oculaire 

 en arrière, jusqu'à ce qu'on lui donne un certain degré de 

 fixité, avant que la pression de l'instrument marque le degré 

 de la tension intra-oculaire. 



Quelle est la force de résistance du coussinet cellulo-grais- 

 seux de l'orbite, et quelle est celle de la tension oculaire?' 

 Aucun instrument ne peut les désigner séparément, et voilà 

 pourquoi tous les appareils qui agissent par la pression 

 exercée d'avant en arrière, ne peuvent donner que des 

 résultats purement fictifs et complètement erronés. 



L'ophthalmotonomètre que je viens de construire et que 

 j'ai présenté au Congrès français d'ophthalmologie, est basé 

 sur un tout autre principe. Il a la forme d'une pince qui 

 saisit l'œil entre ses deux branches : puis, par une pression 

 douce et méthodique, on définit la force employée pour 

 obtenir un certain degré de dépression du globe oculaire 

 tenu entre les branches. A l'aide de cet instrument, on peut 

 avoir la comparaison entre la résistance que présente l'œil 

 malade par rapport à l'œil sain ; de plus, son application est 

 facile et ses résultats certains. 



Ls deux branches de mon tonomètre sont fixées à un 

 mécanisme d'horlogerie et à un ressort, qui, en se resserrant, 

 fait mouvoir une aiguille sur un cadran qui définit la force 

 employée et le degré de résistance du globe. 



C'est la maison Roulot qui s'est chargée de l'exécution de 

 mon ophthalmotonomètre ; simple dans sa construction, il 

 est facile à être appliqué, et je crois que bientôt il entrera 

 dans la pratique journalière et pourra rendre, au point de 

 vue de la précision dans le diagnostic, de très grands ser- 

 vices. 



