DÉTERMINATION DE LA FORCE ELECTROMOTRICE. 



XI 



NOUVEAU PROCEDE POUR DETERMINER LA 

 FORCE ÉLECTROMOTRICE DU COURANT NER- 

 VEUX OU MUSCULAIRE AVEC DES ELECTRODES 

 IMPOLARISABLES, MAIS NON HOMOGÈNES. 



Maurice MENDELSSOHN. 



Pour déterminer la différence de potentiel électrique de 

 deux points quelconques d'un nerf ou d'un muscle au 

 moyen de la méthode de Du Bois-Reymond (i) actuellement 

 le plus en usage en électro physiologie, il faut que les 

 électrodes qui dérivent le courant soient non seulement 

 impolarisables, mais aussi parfaitement homogènes. Il est 

 facile d'atteindre le premier but, mais il n'en est pas ainsi 

 pour ce qui concerne le second. Bien souvent les électrodes 

 impolarisables (vases réophores de Du Bois-Reymond) 

 présentent, sans aucune raison appréciable, une différence 

 de potentiel électrique, qu'on n'arrive à détruire qu'après 

 de longs efforts et tâtonnements. Il est vrai que, dans ce 

 cas, on peut, ainsi que le conseille M. Dit Bois-Reymond, 

 compenser le courant des vases et déterminer alors la force 

 électromotrice du courant nerveux d'après la formule : 



y = ^- ^'- R- (^-) 



Ce dernier procédé n'est bon que quand le temps qui 



(i) GesammeUe Abliandlungen zur allgem. Miiskel u. Nervenphysik, t. I, 

 p. 257. 



(2) Voir les détails sur ce procédé dans mon travail sur le Courant nerveux 

 axial. {Archives de Du Bois-Revmond, i885, p. 383.) 



