338 



meter Brom zugesetzt. Von solcher Lösung reichen 50 CC, mit 200 CC. 

 Wasser verdünnt hin um 130 — 150 CC. Stickgas aus einer Salmiaklösung 

 zu gewinnen. Entwickelt man bei Analysen nur bis 20 CC. Gas; so kann 

 man mit demselben Quantum Lauge 6 bis 7 Bestimmungen machen und 

 finden, ob bei der ersten ein Fehler durch Absorption von etwas Stickgas 

 eingetreten ist oder nicht. Die Fehlerquellen des Verfahrens entspringen 

 aus folgenden Ursachen. Beim Verschliessen der Apparate bleibt zwischen 

 Kautschukstöpsel und Flüssigkeit stets ein Quantum Luft, dessen Temperatur 

 sich durch die Berührung mit der Flüssigkeit ändert. Dieses Quantum 

 Luft darf 20 CC. nicht übersteigen. Die Erwärmung, welche die Lauge 

 bei Einwirkung auf das Ammoniaksalz erfährt, beträgt für 250 CC. Flüssig- 

 keit bei Entwicklung bis 10 CC. Stickgas 0,1— 0,2» C. , bis 20 Stickgas 

 1—2», bei 20-40 CC. Stickgas 2—3°, bei 40—80 CC. Stickgas 4—6» C. 

 Lässt man das beim Schütteln sich entwickelnde»Gas sogleich aus dem 

 Zersetzungsgefäss in das Azotometer übertreten : so kann leicht etwas 

 Ammoniak mit fortgerissen werden und man erhält zu wenig Stickgas. 

 Der aus der Absorption des Stickgases entspringende Fehler ist sehr klein 

 und leicht zu beseitigen. Die unterbromige Säure füllt den Raum, den 

 das entwickelte Stickgas einnehmen könnte, ganz aus, wenn hinlänglich 

 Lauge im Zersetzungsgefäss vorhanden ist. Bei 50 CC. der Lösung in 

 250 CC. Wasser ist gar keine Absorption bemerkbar, bei Verdünnung 

 desselben Quantums Lauge mit 400 CC. Wasser wird höchstens V20 CC. 

 Stickgas vermisst, erst bei 50 CC. Lösung von unterbroraigsaurem Natron 

 mit 800 CC. frischem kohlensäurehaltigeu Wasser steigt der Verlust bis 

 auf 2 CC. Endlich sorge man für richtige Gradirung des Azotometers 

 und richtige Grammengewichte. Hat man nur bis 5 CC. Stickgas zu ent- 

 wickeln: so coucentrire man die Lösung auf 20 — 50 CC. und wähle ein 

 nur diese fassendes Gefäss. Bestimmt man Ammoniak- oder Harnstotl- 

 mengen mit 20 CC. Gas : so kann die Gesammtflüssigkeit bis 250 CC. 

 betragen, für Entwicklung bis 80 CC. nehme man grössere Gefässe bis 

 400 CC. Inhalt. Verf. bestimmte mehr als 100 Ackererden auf ihr Ab- 

 sorptionsvermögen für Ammoniak, Bei jedem Versuche blieben 50 Grm. 

 Feinerde gemengt mit 5 Grm. Kreide, mit 100 CC. eine Salmiaklösung 

 2 — 3 Tage stehen, welche so titrirt war, dass jedes CC. Lösung genau 

 1 CC. Stickgas von 0" und 76 C. Barometerstand gab. Nach beendigter 

 Absorption decantirte er 20 oder 40 CC. von der Flüssigkeit und bestimmte 

 darin das Ammoniak. Aus dem Verlust berechnet sich die Absorption 

 für die ganzen 100 CC. Salmiaklösung. — Das Gefäss, in dem die bromirte 

 Natronlauge auf die Stickstoffverbind uug einwirkt, ist ein weithalsiges Glas 

 von 250 CC. Inhalt, dessen Mündung durch einen Kautschukstöpsel ver- 

 sehliesabar, der in der Mitte durchbohrt ist. In diese Oeffnung wird ein 

 Giasrohr von 1,5 Centimeter Durchmesser eingefügt, das 12 Centimeter 

 langi, oben in eine Spitze ausgezogen und unterhalb dieser mit einem 

 Hahn versehen ist. Ferner eine Glasflasche, die sich bequem in die 

 Miündung des Zersetzungsgefässes einsenken iässt , zur Aufnahme der 

 bromirten Lauge oder der Flüssigkeit, deren Gehalt an Ammoniak oder 

 Harnstoff bestimmt werden soll. Ihre Mündung ist oben schräg ab- 



