ÉTUDE DES MYCOSES DANS LES VOIES HESPIRATOIHES 361 



nombres qui indiquent les poids de vapeur d'eau dans 242(>'c (jvjip 

 saturé à 37° et dans le même volume d'air expiré. En elïet, théori- 

 quement, les poids de vapeur d'eau dans l'air saturé à la même 

 température, 37°, devraient conserver la même valeur ; expéri- 

 mentalement on pourrait obtenir des valeurs un peu ditïérentes, 

 oscillant autour de la valeur réelle dans la limite des erreurs 

 d'expérience, mais non des valeurs différentes comme 74 et 40. 



Il est vrai que l'auteur signale une cause d'erreur dans les 

 condensations préalables de ses appareils. C'est, en effet, une 

 grosse cause d'erreur ; elle est suffisante^ à mon avis, pour que les 

 nombres obtenus ne puissent être comparables. C'est elle qui, dans 

 la sixième expérience, l'amène à donner 57'"'"s pour la quantité de 

 vapeur d'eau dans l'air expiré et 42"™? pour celle qui est contenue 

 dans l'air saturé à 37°, d'après cela, l'air expiré renfermerait plus 

 de vapeur d'eau que l'air saturé à la même température, ce qui est 

 impossible. 



Pour ces diverses raisons, nous ne pouvons nous en rapporter 

 aux mesures de Maleschott et, par conséquent, tirer quoi que ce 

 soit de sa conclusion. 



Gréhant (1) a fait aussi des expériences pour connaître le degré 

 de saturation de l'air expiré. Son appareil n'est pas exempt de 

 causes d'erreurs, il me parait peu maniable pour fournir des 

 données exactes. La conclusion de ces expériences est la suivante : 

 « L'air expiré est sensiblement saturé à sa température n.Nous 

 n'avons là rien de précis qui nous permette de faire un choix dans 

 les diverses manières d'être possibles de l'air expiré. 



Dans ces conditions, j'ai dû chercher moi-même à préciser 

 davantage cette hygrométrie en essayant de mesurer la tension de 

 vapeur d'eau dans l'air expiré. Après bien des essais, j'ai inventé 

 un instrument qui m'a donné de bons résultats et que j'ai appelé 

 hygromètre respiratoire. 



J'en ai construit trois modèles qui m'ont donné des résultats 

 concordants, bien que j'aie modifié ces modèles successivement 

 pour les rendre plus maniables et pour éliminer le plus possible 

 de causes d'erreur. 



'(1) Gréhant, Manuel de jilvjsique médicale, 1869. p. 208. 



