364 P- LE? AGE 



formant une cavité annulaire B, limitée latéialement par deux 

 manchons de verre d'inégal diamètre u et v, mais de même 

 longueur; et, en haut et en bas, par deux plaques de cuivre m etn. 



Ces deux plaques arrondies (III et V), sont percées à leur centre 

 d'un trou f dont le diamètre est un peu inférieur au diamètre du 

 petit manchon v ; elles sont munies de quatre oreillettes p, perfo- 

 rées en s, et servant à assembler les deux manchons de verre à 

 l'aide d'écrous x (II) se vissant en haut, sur quatre tiges métal- 

 liques q passées dans les oreillettes et dont la partie inférieure 

 porte un bouton d'arrêt k. Gomme elles sont doublées d'une 

 épaisse lame de caoutchouc, on peut les rapprocher suffisamment 

 pour assurer une fermeture hermétique de la cavité B. 



En outre, la plaque inférieure n (V) présente trois trous : deux 

 pour le passage des tubes a et d par lesquels on fera arriver l'eau 

 chaude ou l'eau froide des cuves ; le troisième, pour recevoir un 

 thermomètre t, recourbé pour mieux lire la graduation ou gradué 

 avec des chiffres renversés pour le même motif. La plaque supé- 

 rieure m (III), est percée d'une ouverture i en quartier de lune, 

 par laquelle la cavité B communiquera avec la cavité périphérique 

 B' du capuchon e. 



Ce capuchon est destiné à établir autant que possible la conti- 

 nuité des voies respiratoires avec le canal transparent. Il est 

 constitué par deux lames métalliques convenablement moulées 

 pour prendre la forme du nez qu'il recevra ; toutes les deux sont 

 soudées à leur base sur la plaque de cuivre m et suivant les 

 contours indiqués par les deux lignes ponctuées de III ; la lame 

 intérieure fait tout le tour du trou f, l'extérieure, moins développée, 

 est soudée à la première en haut et sur les côtés, pour limiter la 

 cavité périphérique B' dans laquelle on fera arriver de l'eau chaude 

 comme dans B, afin de donner à l'ensemble la température du 

 corps et éviter ainsi les condensations préalables que Gréhant, 

 pas plus que Moleschott, n'avaient supprimées. 



Cette première partie se fixe sur la plate forme du bâti en bois, 

 par les prolongements inférieurs des tiges d'assemblage, à l'aide 

 d'écrous o (II) 



2» La deuxième partie est l'hygromètre proprement dit. C'est 

 un cylindre de cuivre A, creux, à paroi mince, argenté et bruni 

 extérieurement. Sa partie supérieure est complètement close ; sa 



