ETUDE DES MYCOSES DANS LES VOIES RESPIRATOIIIES 365 



partie inférieure est fermée par une rondelle métallique soudée 

 au cylindre, mais percée de trois trous : deux recevant les tubes 

 b et c, par lesquels on amènera l'eau chaude ou l'eau froide des 

 cuves, pour faire varier la température de A ; le troisième laissant 

 passage au termomètre p, qui donnera celte température à chaque 

 instant. Pour la facilité de la lecture, ce thermomètre p, comme le 

 thermomètre t, sera avantageusement recourbé ou gradué avec des 

 chifïres renversés. 



Cet hygromètre est introduit dans la cavité f f par l'ouverture 

 inférieure; il est maintenu en place, horizontalement et verticale- 

 ment, par huit ailettes minces, faisant ressort, soudées en deux 

 groupes g et g' sur la longueur de A (I et IV), et par une petite 

 barre transversale h, glissée dans des boucles convenablement 

 soudées aux tubes b et c, a et d. 



Les tubes a et b sont reliés à la cuve à eau chaude, les tubes c 

 et d, à la cuve à eau froide, à l'aide de tubes de caoutchouc munis 

 de robinets. Quand l'ensemble est bien rempli d'eau, on peut 

 amener de l'eau chaude pour élever la température, ou de l'eau 

 froide pour l'abaisser, soit dans A seul, soit dans B et B' à la fois. 

 Pour cela il suffit de placer les cuves à deux niveaux convenables, 

 un peu différents, et de manœuvrer les robinets d'une façon concor- 

 dante, quelle que soit d'ailleurs la position du bâti et de l'hygro- 

 mètre qu'il porte. 



C'est avec cet hygromètre respiratoire que l'on mesure la tension 

 de la vapeur d'eau dans l'air expiré et voici de quelle manière. 



On donne à B et B' la température 38 ou 40" pour éviter les 

 condensations préalables, on introduit le nez dans le capuchon e, 

 on respire et on regarde l'image du tube A dans un miroir tenu à 

 la main ou fixé sur un support convenablement placé. Si la tempé- 

 rature de A est suffisamment basse, on voit un nuage se former 

 dans l'expiration et disparaître dans l'inspiration. En maniant 

 convenablement cuves et robinets, on élève progressivement la 

 température de A jusqu'au moment où le nuage ne se forme plus 

 dans l'expiration. On note la température donnée par le thermo- 

 mètre p. En faisant la manœuvre inverse, on abaisse la température 

 jusqu'au moment où le nuage réapparaît et on lit à nouveau la 

 température de p. On obtient ainsi deux valeurs dont on prend la 

 moyenne ; celle moyenne est la température à laquelle est maxima 



