—(169;— /é^ 



Primo d'incominciare le osservazioni propria- 

 mente dette, feci un gran numero di sperimenti pre- 

 liminari, per determinare approssimativamente la 

 variazione d'umidità dell'aria a diverse distanze dalla 

 superfìcie dell' acqua^ ed anche per vedere, quali 

 precauzioni dovevano usarsi per giungere a risultati 

 di qualche precisione. Raccolti questi primi dati, pas- 

 sai alle regolari osservazioni, le quah, del resto, non 

 differivano dagli sperimenti preliminari, se non in ciò 

 che furono maggiormente curate e svariate. 



Ad ogni sperimento precedeva la graduazione 

 degli igrometri. Questa operazione consisteva nel 

 collocarli, per circa due ore, in una stanza chiusa 

 per mantenervi sensibilmente costante la tempera- 

 tura, e nel notare poi e lo stato igrometrico dell' a- 

 ria, determinato con un igrometro Reguault, e la 

 corrispondente posizione degli indici. Questa me- 

 desima operazione ripetuta poscia, in un'altra stan- 

 za, resa più umida coli' appendervi panni bagnati^ 

 forniva, per un' altra posizione degli indici, il rela- 

 tivo stato igrometrico dell'ambiente; sicché riusci- 

 va poi facile di aver il grado di saturazione dell'a- 

 ria corrispondente a tutte le posizioni degli indici 

 comprese tra quelle due determinate o vicine alle 

 medesime. Per le osservazioni stesse gì' igrometri 

 venivano introdotti nel tubo di vetro, insieme ad 

 un sensibilissimo termometro : si costruiva la co- 

 lonna coi sudetti tubi, la si chiudeva inferiormente, 

 ad un dato momento, con una superficie d'acqua. 



Pellegrini, Macchinista del gabinetto di Fisica di questa R. Uni- 

 versità, con una precisione e con una sensibilità che lasciavano 

 nulla da desiderare. Quest'ultima sopra tutto era tale che, essendo 

 lo strumento collocato nell'aria libera, gì' indici ben di rado erano 

 perfettamente immobili. 



