21 



(le pression. Ce cercle fixe sert de support à un demi-cercle mo- 

 bile B. dont le diamètre est censé traverser la têle par les conduits 

 auditifs et sert d'axe de rotation. Sa partie plate est fendue dans 

 toute sa longueur pour donner passage à un curseur C, qu'on fait 

 glisser, à volonté, à droite ou à gauche, d'une oreille à l'autre. Le 



centre du curseur est percé d'un trou où s'introduit une broche 

 graduée, destinée à la mensuration. 



» Voici comment on procède à l'emploi du céphalomètre : 

 » Le cercle fixe A étant placé à peu près comme on le voit dans 

 la figure, on abaisse en avant le cercle mobile B jusqu'à ce que 

 la broche graduée du curseur soit en regard des sourcils. Alors 

 on prend exactement le niveau des conduits auditifs au moyen de 

 deux petites broches qui glissent dans le sens de l'axe du cercle 

 et s'engagent dans ces conduits. On ne serre les vis et on n'assu- 

 jettit définitivement l'instrument qu'après avoir rais la tige gra- 



