29 



veaux moyens de rendre saisissables les différentes formes de 

 la pulsation artérielle. Les instruments à indications continues 

 ont fourni le moyen de réaliser ces espérances, — Tout le 

 monde connaît la machine deMorin, imaginée pour démontrer 

 les lois du mouvement dans les corps qui tombent; c'est le 

 plus simple de ce genre d'appareils qui a introduit une 

 véritable révolution dans l'étude des mouvements variés. 



Il devenait possible d'écrire sur un cylindre tournant les 

 oscillations d'un manomètre à colonne mercurielle ; c'est ce 

 qui a été réalisé par Ludwig. Ainsi le kymograihion reçoit sur 

 un cylindre le tracé d'un pinceau porté par un flotteur qui 

 monte et descend avec la colonne de mercure. Avec cet in- 

 strument, Ludwig,.Volkmann, Spengler, etc., ont fait de nom- 

 breux et remarquables travaux sur la tension et le pouls des 

 artères chez les animaux. 



A peine connaissait-on en France ce genre de recherches 

 que déjà un procédé nouveau tendait en Allemagne à se sub- 

 stituer à l'emploi dnkymot/rapkion. — Karl Vierordt imagina 

 d'adapter à l'artère un levier que chaque pulsation soulève- 

 rait et qui, redescendant dans l'intervalle de deux pulsations 

 consécutives, fournirait des mouvements d'ascension et de 

 descente qui s'inscriraient sur le cylindre comme les mouve- 

 ments de la colonne mercurielle dans l'appareil de Ludwig. 



Ce nouvel instrument permettait d'appliquer à la physiologie 

 humaine et à la chnique des recherches qui, jusque-là, ne 

 pouvaient être faites que sur les animaux, car elles exigeaient 

 une vivisection. 



Toutefois, dans la construction du nouvel instrument exis- 

 taient encore des défauts considérables qui le rendaient im- 

 propre à fournir les indications de la forme du pouls, ce qui 

 est précisément le plus essentiel et en même temps le plus 

 difficile à saisir par le toucher. 



Dans un ouvrage intitulé : ÏJie L^hre von arkricnpuls% 

 Bi'aunschweig, 1855, Vierordt donna la figure de son instru- 

 ment et les tracés obtenus par lui dans différentes conditions 

 physiologiques ou morbides. 



Le sphyrjmographe de Vierordt est formé de deux leviers 

 unis entre eux par une sorte de parallélogramme de Watt 



