30 



destiné à corriger l'arc de cercle dans les oscillations des le- 

 viers. La multiplicité des articulations doit entraîner de nom- 

 breux frottements, et de plus le poids considérable des leviers 

 et de leurs annexes a déterminé le physiologiste allemand à 

 équilibrer son instrument au moyen d'un contre-poids placé 

 sur le prolongement du levier principal. Comme, de plus, il 

 faut, pour que le pouls se produise, que l'artère soit déprimée 

 avec une certaine force, c'est avec un nouveau poids placé sur 

 le levier lui-même que Vierordt cherche à obtenir cette dé- 

 pression du vaisseau. 



La masse considérable de l'instrument est précisément la 

 cause qui enlève aux indications obtenues leur plus grande 

 valeur. Le sphy g mo graphe pondéré oscille comme le ferait 

 une balance presque équihbrée, mais dont les deux plateaux 

 seraient très chargés : les mouvements d'ascension et de des- 

 cente du levier sont sensiblement isochrones. Le nombre des 

 pulsations, leur plus ou moins de régularité et leur amplitude 

 sont donc les seuls caractères que fournisse le sphygmogra- 

 phe de Vierordt. 



C'est à l'insuffisance de ces indications, aussi bien qu'à 

 l'incommodité de l'appareil peu portatif à cause de son volume, 

 que j'ai cherché à remédier par la construction d'un nouveau 

 sphygmographe qui n'a de commun avec l'appareil allemand 

 que l'emploi du levier comme moyen de transmettre et d'am- 

 plifier la pulsation. 



Ma première préoccupation fut de donner à mon instrument 

 toute la sensibihté nécessaire, ce que je ne pouvais obtenir 

 qu'avec une extrême légèreté du levier. Comme, d'autre part, 

 il fallait exercer sur l'artère une pression assez considérable 

 pour obtenir la pulsation, je me suis servi à cet effet d'une 

 pièce tout à fait indépendante, et qui est formée par un long 

 ressort d'acier qui vient appliquer sur l'artère une petite pla- 

 que d'ivoire avec une force que l'on peut graduer à volonté. — 

 Les mouvements que cette plaque reçoit des pulsations arté- 

 rielles sont transmis à la partie inférieure du levier, assez près 

 de son centre de mouvement pour que l'extrémité libre se 

 meuve dans une étendue suffisante. 



