31 



Tout l'appareil est établi sur une sorte de brassard qui 

 s'adapte à l'avant-bras et en assure la parfaite fixité. Enfin je 

 reçois le tracé sur une petite plaque de verre ou de métal 

 qu'un mouvement d'horlogerie conduit parallèlement au le- 

 vier et avec une vitesse connue qui sert à évaluer la fréquence 

 du pouls. 



L'instrument n'ayant en tout qu'une longueur de 18 centira. 

 et un poids de 240 grammes est aussi portatif qu'on pouvait 

 le désirer. 



L'inspection comparative des tracés obtenus par la machine 

 de Vierordt et par la mienne est nécessaire pour bien faire 

 comprendre la différence des indications que donnent les deux 

 instruments. 



Fig. 1. 



La fig. 1 représente un tracé du pouls à l'état de santé donné 

 par Vierordt. Il est facile de reconnaître l'isochronisme des 

 périodes d'ascension et de descente du levier, caractère 

 commun à tous les tracés donnés par le physiologiste al- 

 lemand. 



Fig. 2. 



Dans la fig. 2, j'ai réuni bout à bout des tronçons de diffé- 

 rents tracés, afin de faire ressortir la variété des indications de 

 mon appareil. Toutes ces formes sont des types physiologi- 

 ques recueillis dans des conditions de tension artérielle de 

 plus en plus faible. 



Il m'a paru convenable de conserver pour mon instrument 



