138 



assez longue colonne liquide soit séparée de l'alcool commu- 

 niquant avec le réservoir, que le thermomètre soit placé ver- 

 ticalement, la boule en haut, et que les deux index reposent 

 par leur pointe, l'un sur la bulle d'air, l'autre sur le ménisque 

 extrême du liquide, ce dernier donnera le maximum absolu, 

 comme le thermomètre Doulcet, l'autre ne donnera que le pre- 

 mier maximum relatif. Si l'on est assuré que la température a 

 éié régulièrement en s'élevant, il doit y avoir accord entre les 

 deux index, sinon l'inslrument a éprouvé un choc à une tem- 

 pérature indiquée par l'index à maximum relatif. 



Ce thermomètre vertical peut servir utilement pour l'étude 

 de la température des trous'forés jusqu'à une grande profon- 

 deur dans l'intérieur delà terre. 



3" Thermomètre donnant le minimum absolu et la plus 

 grande oscillation montante. — (J'appelle oscillation mon- 

 tante la distance d'un minimum relatif au maximum relatif qui 

 le suit immédiatement.) Il suffit de placer dans le thermo- 

 mètre à bulle d'air deux index à minimum, l'un dans la partie 

 liquide séparée, l'autre dans la paitie qui communique avec 

 le réservoir du thermomètre. Placé horizontalement, l'instru- 

 ment indiquera par le premier index le minimum absolu, et la 

 différence de la distance primitive des index et de leur distance 

 au moment de l'observation donnera la longueur de la plus 

 grande oscillation montante; quelquefois, au moment de 

 l'observation, on apercevra, en outre, une oscillation supérieure 

 aux oscillations accomplies ou en train de se produire. 



4° Thermomètre à deux bulles d'air donnant le maximum 

 absolu et la plus grande oscillation descendante. — Ajoutons 

 au thermomètre à bulle d'air une colonne supplémentaire sé- 

 parée par une seconde bulle d'air de l'alcool du thermomètre 

 à bulle d'air. " Chacune des bulles d'air peut pousser un 

 index à maximum dans le tube placé horizontalement. Le 

 maximum absolu est donné par l'index le plus voisin du ré- 

 servoir. La plus grande oscillation descendante, c'est-à-dire 

 la plus grande distance d'un maximum relatif au minimum 

 suivant, est donnée comme Fosciliatiou montante dont il a été 

 question plus haut. 



5° Thermomètre à deux témoins. — Imaginons à un cer- 



