141 



d'adresse nécessaires pour ne pas perdre de temps avec un 

 instrument. Tous les phénomènes dont je viens de parler se 

 produisent avec sûreté. Un scieur de long a été mis, en qua- 

 rante minutes, en état de reproduire à volonté tous les phé- 

 nomènes dont je viens de parler; je dois ajouter que c'était 

 un scieur de long intelligent. 



Quelques expériences vont montrer comment, en produisant 

 ces phénomènes on peut, sans secousses, rassembler le li- 

 quide en une seule colonne, diminuer à volonté une huile 

 d'air, allonger ou raccourcir une partie de la colonne liquide, 

 faire descendre un index placé trop haut clans le tube pour 

 que la chaleur des mains puisse y amener l'extrémité du 

 liquide; enfin, comment on peut construire le thermomètre à 

 bulle d'air à chaque instant, sans employer autre chose que 

 les mains et leur chaleur, le thermomètre et ses index. 



Une instruction accompagnera le thermomètre que je viens 

 d'avoir l'honneur de présenter à la Société, et elle suffira pour 

 qu'on puisse manier convenablement cet instrument vraiment 

 pratique, puisqu'il a l'exactitude suffisante, qu'il est d'un prix 

 peu élevé et qu'il peut servir à de nombreux usages. Il faut 

 remarquer surtout qu'il peut être employé en voyage ; partout 

 on a de| mains pour le remettre en place ; et, pourvu que 

 l'instrument ne soit pas brisé, on est bien sûr de pouvoir s'en 

 servir sans qu'il arrive de dérangement difficile à guérir dans 

 une excursion, lorsqu'on est privé de toute ressource. 



En résumé, pour moins de 20 francs on a un thermomètre 

 construit avec le soin que M. Baudin apporte à tous les instru- 

 ments qu'il gradue, qui devient avec la plus grande facilité : 



1° Un thermomètre à alcool ordinaire; 



2° Un thermomètre de Rutherford à minimum ; 



3° Un thermomètre de Doulcetà maximum; 



4° Un thermomètre à la fois à maximum et à minimum ; 



5° Un thermomètre à minimum qui peut être introduit dans 

 les couches d'eau profondes; 



6" Un thermomètre à maximum qui peut être employé pour 

 l'étude des températures à Finlérieur des puiîs profonds; 



7° Un thermomètre donnant le premier masimum en même 

 temps que le maximum absolu ; 



