392 McmoriaR de la Sociedad Científica 



do tiene lugar la cuarta, da la voz de atención y en la próxima 

 inmediata, que debe corresponder al movimiento aparente de 

 derecha á izquierda, da otro op que de nuevo es anotado por el 

 auxiliar. De esta manera se siguen anotando las horas que co- 

 rresponden á oscilaciones pares ó impares hasta obtener 50 de 

 las primeras y 55 de las segundas. 



Aun cuando la amplitud de las oscilaciones va naturalmente 

 disminuyendo conforme aumenta el número de ellas, mas te- 

 niendo en cuenta su isocronismo, puede el observador retirarse 

 del aparato y por medio de una operación muy sencilla calcular 

 el tiempo en que tendrá lugar la oscilación 100. Al acercarse la 

 hora calculada vuelve el observador á su puesto; entonces el 

 auxiliar que cuenta el cronómetro da la voz de atención 10 se- 

 gundos antes, y al verificarse el paso inmediato de izquierda á 

 derecha el observador da el op y se anota la hora, la que debe 

 coincidir con la calculada ó diferir muy poco de ella. Se sigue 

 anotando la hora, como antes se explicó, de 5 en 5 oscilaciones 

 hasta llegar á la 150 y 155. Al principio y tin de la experiencia 

 se anota la temperatura que marca un termómetro que va fijo á 

 la caja de madera. Restando la hora de las oscilaciones O, 10 

 20, 30, etc., de la correspondiente á 100, 110, 120, 130, etc.; y la 

 de las oscilaciones 5, 15, 25, etc., de la correspondiente á 105, 

 115, 125, etc., las diferencias serán el tiempo ó duración de 100 

 oscilaciones. El promedio de estos valores dividido por 100 nos 

 dará por consiguiente la duración de una oscilación en segun- 

 dos, llevando la aproximación hasta diez milésimos. 



Luego se procede á determinar la fuerza de torsión del hilo 

 de suspensión, de la manera siguiente: 



Puesto en reposo el imán se observa la división (aprecian- 

 do hasta décimos ) a de la escala que coincida con el hilo ver- 

 tical de la retícula. Se hace girar el casquillo graduado en que 

 remata el tubo de cristal -f 90° y se anota la división R de la 

 escala. Vuelto á su posición primitiva el remate superior, se 

 anota la división a'. Se hace girar — 90° y se lee la nueva in- 



