396 Memorias de la Sociedad Científica 



Coustantes y correcciones del magnetómetro uiiifllar nd- 

 mero 122, determinadas en el Observatorio de Kew. 



Corrección por el error de graduación de la regla de desviación. 



A 15'" del metro patrón =14.995 \ 



"30. „ „ „ =29.995 (.^ Qo a 



=39.995 f 

 =49.995 ) 



Valor augular de una división de la escala que lleva el an- 

 teojo que se emplea en las observaciones de desviación=60" 2. 



Cuando la lectura de la escala es inferior á la división me- 

 dia, la corrección de la lectura del círculo .es aditiva; y cuando 

 aquella es superior la corrección es sustractiva. 



Valor angular de una división de la escala del imán de os- 

 cilación = 1' 85. 



Valor angular de una división del imán de declinación =1' 87. 



Para el imán de oscilación: 



Corrección á í)oa=0.000604x í + 0.000003 X í" 

 0.000604=2 

 0.000003=2' 



Coeficiente de inducción /i=4.81 log. 0.68214 

 Tz-EéiO^C log. 3.24506. 



Dimensiones del cilindro de inercia. 



Longitud =9.'^'"134 



Diámetro =0. 949 



Peso =55 1390 gramos. 



