' Atiton.u Alziit.f. .1 191 



eje mag-iiótieo de la aguja sea pnraU-lo á la línea de sus extre- 

 mos; 4", que el centro de gravedad d« la aguja esté situado en 

 el eje sobre el cual gira. Jila la pcáctica nunca se obtienen to- 

 das estas condiciones, por graude^que b;iya sido la habilidad y 

 cuidado del artista que construyó el aparato; sin embargo, puó" 

 dense eliminar todas las causas de error, por medio de una serie 

 de observaciones de la aguja en diferentes posiciones. En efec- 

 to; haciendo dos lecturas en dos posiciones opuestas y toman- 

 do el promedio de ellas, se obtendrá la primera condición ; la se- 

 gunda, se verificará observando cada vez las dos puntas de la 

 aguja, y tomando el promedio; la tercera, dando media vuelta á 

 la aguja sobre sus estribos; la cuarta, finalmente, invirtiendo los 

 polos de la misma aguja." 



"La necesidad de estas inversiones y lecturas medías para 

 obtener la verdadera inciiuacióa de la aguja, justifica el método 

 que seguimos en las observaciones de este género, que es el si- 

 guiente. Colocada la aguja con las debidas precauciones sobre 

 las ágatas, y suponiendo ya el aparato en el plano del meridiano 

 magnético, por medio de un resorte en forma de V, se sube y 

 baja cuidadosamente la aguja hasta que amortiguadas sus os- 

 cilaciones, tome una posición próximam.ente fija. Entonces se 

 conduce el cítculo vertical de manera que la retícula del micros- 

 copio superior venga á coincidir coa la punta superior de la agu. 

 ja, leyendo inmediatamente el círculo vertical. Sin tocar la aguja 

 se lee también la división correspondiente á la punta inferior, 

 después de haberla hecho coincidir con la retícula del micros- 

 copio inferior. Luego se hace girar el aparato 180*^, y se repiten 

 dos lecturas idénticas á las anteriores. Después abriendo la 

 caja, se da media vuelta á la aguja, y se hacen otras dos series 

 de observaciones de dos lecturas cada una, como antes. Por fin, 

 se cambian los polos de la aguja, y se repiten todas las operacio- 

 nes hechas antes de la inversión. Para el cambio de los polos 

 se coloca la aguja horizontalmente eu una pieza á propósito que 

 acompaña al aparato, y con los polos contrarios de dos grandes 



