150 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



cisión del armazón metálico, ó por falta de perfecto equilibrio mole- 

 cular, después del esmerilado y ajuste ; las deformaciones, más con- 

 siderables aún, que ocasionan los cambios de temperatura, cuya in- 

 fluencia se reparte muy desigualmente, dada la compleja constitución 

 de los instrumentos, etc. 



Estos errores pueden eliminarse, en parte, colocando el instrumen- 

 to á igual distancia de las dos miras, con lo cual se eliminan también 

 los errores de rectificación. 



Las miras de madera están expuestas á la doble influencia de la 

 temperatura y de la humedad que tienden á hacer variar la longitud 

 de las divisiones, afectadas ya por errores de construcción. 



Estas influencias luieden ocasionar errores sumamente graves. 



Supóngase que una mira tenga un error de tres décimos de milí- 

 metro por metro; si con ella medimos un desnivel de 1000 metros, 

 multiplicaremos por mil el error métrico de la mira, resultando otro 

 final de treinta centímetros. 



Segmimos suponiendo que se usen dos miras, que una quede siem- 

 pre atrás y otra siempre adelante, sin alterarse. 



Si los ceros de las dos miras no corresponden exactamente á la 

 misma distancia, mediando entre ellos una diferencia de tres décimos 

 de milímetros (diferencia muchas veces superada), tendremos en cada 

 estación un error constante de tres décimos de milímetro ó sea de 

 treinta centímetros en 1000 estaciones. 



Si, además, entre las unidades métricas de las mismas miras media 

 una diferencia de dos décimos de milímetro, suponiendo en cada es- 

 tación la pendiente uniforme, con un metro y cincuenta centímetros 

 de altura instrumental, obtendremos otros treinta centímetros de 

 error en mil estaciones. 



Los efectos mencionados pueden sumarse produciendo un error de 

 sesenta centímetros en mil estaciones, ó sea, en un máximum de 200 

 kilómetros de nivelación. 



En una doble operación de ida y vuelta estos errores producirían 

 una discordancia doble ó sea de un metro veinte. 



En la nivelación de Bourdaloüe se encuentra un caso semejante 

 que, en 350 kilómetros, entre ida y vuelta, arroja la enorme diferen- 

 cia de cinco metros y veinte centímetros. Estos errores debidos sola- 

 mente á pequeñísimas diferencias instrumentales, no compensadas 

 con métodos apropiados, pueden engañar fácilmente haciendo supo- 

 ner la existencia de una equivocación grosera, si se juzga a priori, 

 omitiendo el análisis minucioso de las operaciones. 



