NIVELACIÓN DE PRECISIÓN 151 



Si las miras faeran de una materia invariable, bastaría comparar 

 escrupulosamente las divisiones, una sola vez, con un comijarador ad 

 Jioc para establecer definitivamente la ecuación propia de cada mira 

 ó de cada par de miras. 



Pero dada la continua variabilidad de las divisiones en función de 

 la temperatura, de la humedad y de la edad de la madera, la ecua- 

 ción de las miras también varía continuamente. 



En la nivelación general de la Francia se lian constatado diminu- 

 ciones progresivas de las miras que alcanzaron tres décimos de milí- 

 metro, por metro, en un período de 17 días. 



Los astrónomos Hirscli y Plantamour, que efectuaron la compara- 

 ción de las miras, antes de cada campaña, con el comparador fede- 

 ral de Berna, habían notado que el error de cierre de un polígo- 

 no era siempre mayor cuando la nivelación se ejecutaba con dos 

 miras. 



Tal resultado les liizo dudar sobre la invariabilidad de las miras, 

 duda que fué ampliamente confirmada por las comparaciones reitera- 

 das lieclias en Berna y Neucliátel, en el ano 1868. 



Para obviar al inconveniente, siguieron comparando las miras á in- 

 tervalos más ó menos grandes, adoptando los valores medios de las 

 ecuaciones aplicables á cada nivelación. 



Con el mismo propósito el coronel Goulier, en Francia, inventó la 

 mira á compensación. 



Estos dos sistemas dejan todavía alguna incertidumbre aunque lle- 

 guen á reducir muclio los errores. 



Helmliolt propuso á Helmert substituir las miras de madeía con 

 miras metálicas sobre las cuales la humedad no ejerce ninguna in- 

 fluencia ; pero, en cambio la temperatura influye mucho más que en 

 las regias de madera, y los termómetros incrustados en las regias 

 metálicas no marcan con exactitud la temperatura del metal ', i)or lo 

 tanto subsistirían siem]3re causas de graves errores. 



Actualmente tenemos en proyecto un sistema de miras con el cual 

 se podrán obtener resultados muy satisfactorios sin necesidad de fre- 

 cuentes com^iaraciones. Las pequeñas divisiones de las miras serán 

 grabadas y pintadas sobre una lámina de invar, que es casi indilata- 

 ble, y con la cual es suficiente conocer la temi^eratura con grosera 

 aproximación. 



En función de la altura de mira y de la temxieratura i)odremos es- 

 tablecer un sistema de corrección, muy sencillo, que se leerá directa- 

 mente en una tabla calculada iDara cada mira. 



