480 
exislirl  keine  Verrichtung  auf  dem  grossen  Gebiete  der  Industrie, 
bei  der  nicht  eine  vorteilhafte  Verwendung  der  brennbaren  Gase  zu 
machen  wäre.  \V , Baer. 
Lite  r a l u r. 
Pltygifi.  Brunner  von  Wallen  wyl,  über  das  Taschenba- 
rometer.  — Die  Uebelstande  des  Kopp’sehen  Barometers  (Pogg.  Ann.  Bd.  LYI. 
p.  513.)  bestehen  1)  in  der  Erschütterung  des  Quecksilbers  in  dem  Luflbehälter 
beim  Transport,  wodurch  nicht  allein  das  erstere  sich  leicht  oxvdirt  und  die 
Gefässwände  beschmutzt,  sondern  auch  das  ganze  Inslrumeut  zerbrechlich  wird; 
2)  m der  Schwierigkeit  des  genauen  Einstellens  des  Quecksilbers  auf  die  Spitze 
mit  Hülfe  des  Kolbens,  welcher  nur  mit  der  Hand  niedergedrückt  wird;  3)  in 
der  Unmöglichkeit  eines  genauen  Ahlesens,  indem  die  Steigrohre  des  Quecksil- 
bers in  dem  Luflbehälter  eingeschlossen  ist.  Dadurch  verliert  das  Instrument 
bedeutend  an  practischem  Werth.  B.  hat  diese  Uebelstande  aufgehoben.  Bevor 
er  aber  die  neue  Einrichtung  beschreibt,  giehl  er  für  die  Leser,  welche  mit  den 
früheren  Arbeiten  über  diesen  Gegenstand  nicht  vertraut  sind,  folgende  einfache 
Erläuterung  des  Augusl’scheri  PriUcips  (Pogg.  Ann.  Bd.  III.  p.  329  und  Gehler’s 
phys.  Wörterb.  Bd.  11.  p.  526).  — Wenn  ein  bestimmtes  Volumen  Luft  abge- 
sperrt und  um  einen  gewissen  Volumlheil  comprimirl  wird  , so  ist  der  Druck, 
den  die  comprimirte  Luft  ausübt,  um  so  grösser,  je  dichter  die  abgesperrte  Luft 
vor  der  Compression  war.  Wenn  man  z.  B.  am  Ufer  des  Meeres  ein  gewisses 
Volumen  Luft  absperrt  und  durch  Druck  um  l/i0  verdichtet,  so  wird  diese  com- 
primirle  Luft  einer  Quecksilbersäule  von  bestimmter  Länge  das  Gleichgewicht 
halten.  Comprimirl  man  nun  auf  einem  Berge  ein  gleich  grosses  Volumen  Luft 
ebenfalls  um  */io , so  wird  die  Quecksilbersäule,  welche  hier  die  comprimirte 
Luft  äquilibrirt,  niedriger  sein  als  am  Ufer  des  Meeres  und  zwar  wird  der  Un- 
terschied in  einer  bestimmten  Beziehung  zu  dem  Dicht igkeitsverhällniss  der  Luft 
auf  der  untern  und  obern  Station  stehen,  v sei  das  Volumen  der  Luft,  welche 
bei  dem  eben  slalllindeuden  Barometerstände  B abgesperrt  wird,  v'  sei  das  Vo- 
lumen der  gleichen  Luft,  nachdem  sie  comprimirl  wurde.  Diese  Luft  drücke  auf 
Quecksilber,  welches  in  einer  gegen  die  äussere  Luft  offenen  Steigrohre  sich 
erheben  kann,  und  h sei  die  Höhe  der  auf  diese  Weise  gehobenen  Quecksilber- 
säule. Die  comprimirte  Luft  befindet  sich  dann  offenbar  unter  dem  Druck  B-f-h 
und  wir  haben  nach  dom  Mariolle’schen  Gesetz  folgeude  Gleichung : 
v' : v = B : B -f  h 
und  leiten  daraus  ab 
v.  B 
B-f-h  = ^7  und 
d.  h.  der  jeweilige  Barometerstand  ist  gleich  der  durch  den  Druck  der  compri- 
mirten  Luft  gehobenen  Quecksilbersäule,  multiplicirt  mit  einem  conslanten  Coef- 
ficienten , welcher  immer  der  gleiche  ist,  wenn  das  abgesperrte  Luflvolumen  v 
und  die  nachherige  Compression  ( resp.  v' ) stets  gleich  bleiben.  Dieser  Coef- 
ficienl  kann  ein  für  allemal  für  ein  gegebenes  Instrument  empirisch  durch  Ver- 
gleichung mit  einem  guten  Barometer  bestimmt  werden  , indem  man  die  beob- 
achtete Erhebung  des  Quecksilbers  in  der  Steigrohre  in  die  gleichzeitig  beobach- 
